424 
A. L. Day und F. E. Wright, 
röhre, statt aut der Außenseite, wodurch die Hitze auf einen 
kleineren Raum in der unmittelbaren Umgebung des zu erhitzenden 
Objekts konzentriert wird. Unser Ofen hat einen größeren Tem- 
peraturbereich als der DoELTER’sche und erfordert weniger Energie 
beim Betrieb ; er enthält daher weniger Wärme, die die optischen 
Teile des Instruments beschädigen könnte, und sperrt diese besser 
ab. Die Gleichmäßigkeit der Temperatur in dem wirksamen Teil 
eines zylindrischen Ofens ist auch größer mit wachsendem Ver- 
hältnis der Länge zum Durchmesser der Bohre. In Doelter’s 
Ofen war die Länge 5,0 cm und der Durchmesser 1,5 cm, bei 
dem unsrigen waren diese Werte 7,5 und 1,0 cm. 2. Er enthält 
keine unstabile Kieselsäure oder andere lösliche Substanz in Be- 
rührung mit dem Präparat während des Erhitzens , wodurch die 
Möglichkeit der Verunreinigung des dünnen Mineralplättchens während 
der Beobachtung gänzlich vermieden ist. 3. Das Präparat liegt 
unmittelbar auf den geteilten Drähten des Thermoelements, durch 
welches die Temperatur gemessen wird, so daß die Temperatur 
so nahe als möglich mit der des Thermometers überein- 
stimmt. 4. Die Dicke des Drahtes des Thermoelements ist 
auf 0,2 mm reduziert (La der entsprechenden Dimension bei 
Doelter) , so daß die durch den Draht des Thermoelements von 
dem Kristall weggeleitete Wärme die Ablesungen nicht merk- 
lich beeinflussen wird. Nach unseren Erfahrungen wird in einem 
so kleinen Ofen, wie er bei einem Heizmikroskop benützt wird, 
ein Thermoelement mit 0,6 mm dickem Draht infolge der durch 
diesen abgeleiteten Wärme um 10% oder mehr zu niedrige Ab- 
lesungen ergeben L 5. In dem heißen Teil des Ofens trifft das 
hindurchgehende Licht nur den zu beobachtenden Kristall. 6. Unser 
Ofen ist ganz von einem Wassermantel umgeben, der die Hitze 
verhindert, den optischen Teil zu beschädigen, weder oben noch 
unten, auch durch Luftzirkulation längs der Seiten des Ofens. 
Doelter schützt seine Objektive durch den gewöhnlichen Wasser- 
külilapparat, aber, soweit wir beurteilen können, schützt er nicht 
den unteren Teil des optischen Apparats oder die mechanische 
Einrichtung vor der entweichenden Hitze. 7. Unser Mikroskop 
ist mit einer Vorrichtung zur gleichzeitigen Drehung der Nicols 
ausgestattet, wodurch die mit der Drehung des Ofens verbundene 
Schwierigkeit beseitigt ist. Außerdem ist unter dem Ofen ein Schieber 
angebracht, um durchgehendes Licht abzuhalten, wenn allein aus- 
strahlendes Licht beobachtet werden soll. 
Die Absicht bei diesen Änderungen war, aus dem Heizmikroskop 
ein wertvolleres quantitatives Instrument zu machen , als es vor- 
her gewesen war. 
1 Vielleicht liegt hierin ein Teil der Gründe, warum Doelter’s Tem- 
peraturangaben für die gewöhnlichen Mineralien niedriger sind als bei 
Brun und bei anderen. 
