Eine einfache Wage zur Bestimmung der Dichte. 
449 
wird — was von seihst geschieht, wenn das Glas bis zur Marke 
mit Wasser gefüllt ist — denn sonst würden Fehler entstehen, 
Der Umstand, daß die untere Schale sich immer unter Wasser 
befindet, ermöglicht auch ein sehr schnelles und genaues Ablesen, 
denn das Wasser stellt so die denkbar günstigste Bremse dar. 
Sollten an dem Mineral oder an der Wagschale beim Einbringen 
in das Wasser kleine Lnftbläschen haften , so muß man diese 
durch mehrmaliges Herausheben und Hineintauchen zu entfernen 
suchen ; dabei ist eine Pinzette und ein Haarpinsel recht praktisch. 
Bei der Dichtebestimmung von Flüssigkeiten ist es nur nötig, 
die Wage mit vollkommen trockenen Wagschalen auf den Null- 
punkt einzustellen , den Senkkörper an den Haken der unteren 
Wagschale zu hängen und dessen Gewicht in der zu untersuchen- 
den Flüssigkeit abzulesen ; da das Volumen und das Gewicht von 
jedem Senkkörper angegeben ist, so genügt diese eine Ablesung. 
Eine Subtraktion (absolutes Gewicht — die abgelesene Zahl 
= Auftrieb in der Flüssigkeit) und eine Division (Auftrieb : durch 
Volumen = Dichte) ergibt das spezifische Gewicht der fraglichen 
Flüssigkeit. — Ein Rechenschieber ist hier sowohl, als besonders 
auch bei Dichtebestimmungen von festen Körpern, besonders an- 
zuempfehlen. 
Die zu untersuchenden Flüssigkeiten bringt man am besten 
in ein kurzes, nicht zu enges Reagenzglas und achte darauf, daß 
der Senkkörper an keiner Stelle anstreift. 
In speziellen Fällen , bei in Wasser löslichen Körpern oder 
bei spezifisch leichteren Körpern sind statt des Wassers zweck- 
entsprechende Flüssigkeiten, wie Benzol. Benzin, Alkohol, Chloro- 
form, Tetrachlorkohlenstoff usw. anznwenden, nur ist dabei daun 
deren spezifisches Gewicht in Rechnung zu ziehen. 
Die Abmessungen 1 * der Wage sind so gewählt , daß sie für 
Mineralien von j 3 ^ — 10 g ausreichen, und die Skala ist von 0 
— 3,3 g in g, von 3 — 10 g in g geteilt, so daß man 
TüVö £ noch einschätzen kann. Für Stücke bis 3,3 g (wie solche 
am öftesten vorliegen) sind die Wagschalen in die weiter vom 
Drehpunkt des Hebels entfernte Öse einzuhängen , für solche von 
3 — 10 g jedoch ist die dem Drehpunkt nähere Öse zu benutzen. 
Es ist zweckmäßig, zur Messung mehrere Splitter von ver- 
schiedenen Stellen des Minerals oder Gesteins zu verwenden und 
dann so viele auf die obere Wagschale zu legen, daß der Aus- 
schlag ungefähr 3 g beträgt. Die Genauigkeit, mit der die Wage 
dann die Dichte angibt, erstreckt sich mit absoluter Sicherheit auf 
die erste Dezimalstelle; bei meinen Versuchen fand ich, daß die 
1 Der Verf. beschäftigt sich derzeit damit, auch ganz kleine Mineral- 
splitter in ähnlicher Weise zu bestimmen und wird, wenn die Versuche 
abgeschlossen sind, gelegentlich darüber berichten. 
Centralblatt f. Mineralogie etc. 1910. 
29 
