454 R- Nacken, Ueber einen Rührapparat, der die Herstellung 
Bezeichnung des Minerals 
Absolutes 
Gewicht 
in g 
Werte für das spez. 
Gewicht 
Angaben 
für D nach 
frühere 
Messung 
neue 
Messung 
KobelVs 
Mineralogie 
Kalkspat 
1,550 
2,72 
2,72 
2,7 
„ (stärker verunreinigt) 
1,386 
2,95 
2,95 
2,7 
„ 2 Bruchstücke (a + b) 
2,832 
2,70 
2,68 
2.7 
» a 
1,368 
2,70 
2,70 
2,7 
b 
1,456 
2,70 
■2,69 
2,7 
Epidot 
1,052 
— 
3,37 
3,2— 3,4 
Quarz (etwas verunreinigt) . 
5,22 
— 
2.56 
2,65 
Natürliches Glas 
2.930 
— 
2,29 
— 
Hornblende (etwas verun- 
reinigt) 
4,77 
— 
3,22 
3,2 
Augit (etwas verunreinigt) . 
6,50 
— 
3,13 
3.15-3,4 
Gips 
5,40 
— 
2,22 
2, 2-2, 4 
Schwerspat 
6,63 
— 
4,45 
4,3 — 4,7 
75 
3,73 
— 
4,39 
4,3 — 4,7 
Gewichtsvergleichungen : 
1 g = 1,000 2 g = 2,000 3 g = 2,997 
3 g = 3,003 5 g = 5,000 7 g = 6,990 10 g = 9,990 Teile der Skala. 
zweite Dezimalstelle in den meisten Fällen nur wenig schwankte. 
Diese Genauigkeit reicht aber für alle Bestimmungen , die mit 
kompakten Stücken vorgenommen werden, völlig aus. Ich möchte 
noch bemerken, daß es mir mit dieser Wage gelungen ist, 20, ja 
selbst 30 Dichtebestimmungen im Laufe einer Stunde auszuführen. 
Ich glaube richtig zu vermuten, daß sich diese Wage bei 
Dichtebestimmungen von Mineralien, Gesteinen, Baumaterialien, 
Kohlen usw. gut bewähren wird; auch hoffe ich, daß sich diese 
Wage unter den Mineralogen, Petrographen und auch den Herren 
vom Baufache so viele Freunde erwerben wird, daß sie bald in 
keinem der in Frage kommenden Laboratorien fehlt. 
München, 24. Februar 1910. 
Ueber einen Rührapparat, der die Herstellung der Gleich- 
gewichte in kristallisierenden Schmelzen befördert. 
Von R. Nacken in Berlin. 
Mit i Textfiguren. 
Bei der Ausarbeitung von Erstarrungs- und Umwandlungs- 
diagrammen für Gemische salzartiger Verbindungen werden 
die Resultate der thermischen Analyse zuverlässiger, wenn durch 
