456 R. Nacken. Ueber einen Ruhrapparat, der die Herstellung 
dies Rühren hei Salzen, die zu Unterkühlung neigen, nicht aus- 
reichend. Bei ungeschütztem Thermoelement wird wohl ein Platin- 
draht verwendet, doch ist bei höheren Temperaturen ein An- 
schweißen des Drahtes an die Tiegelwandung oder au das Thermo- 
element nicht zu vermeiden. 
Von G. Grube 1 ist ein umgebogener Ring als Rührer vor- 
geschlagen. Indessen hebt man mit einem solchen leicht die 
Schmelzen aus dem Gefäß heraus, besonders wenn sie viskos sind. 
Ich möchte in folgendem ein Modell eines Rührapparats be- 
schreiben , das in einer Reihe von Untersuchungen 1 2 erprobt 
worden ist. 
I. Beschreibung des Rührapparates. — Die An- 
ordnung der einzelnen Teile des Rührers, wie er von der Firma 
R. Fuess in Steglitz ausgeführt wurde, ist aus Fig. 1 ersichtlich. 
In die Enden eines gußeisernen T-Stückes A siud die Messing- 
stangen I , II und III eingeschraubt , deren obere Enden durch 
eiserne Schienen starr miteinander verbunden sind. 
An den Stangen I und II lassen sich verschieben der 
Träger C für den Rührer und das Thermoelement Th, sowie ein 
Untersatz B für den Schmelzofen. 
Der Unters atz B, ein Ring von ca. 20 cm Durchmesser, 
läßt sich durch Klemmschrauben (6,6) in beliebiger Höhe fest- 
stellen , je nachdem ein elektrischer Ofen oder ein Gasgebläse 
benützt wird. 
Der Träger C der Rührvorrichtung und des thermo- 
metrischen Apparates ist schematisch im Durchschnitt in Fig. 2 
dargestellt. 
An die auf den Stangen I und II verschiebbaren Rohre 
Rj und R 0 , die durch Klemmen aa feststellbar sind, sind die 
Leisten e, e 2 und e 3 horizontal befestigt. Die oberste e, trägt 
eine Hülse h, die, mit einer konischen Schraube versehen, zum 
Befestigen des Schutzrohrs 3 g für das Thermoelement Th 
dient, g ist ein doppelt durchbohrtes Rohr aus Porzellan oder 
1 G. Grube, Zeitschr. f. anorg. Chem. 44. p. 117. 1905. Vergl. 
R. Ruer, Metallographie i. element. Darst. Leipzig 1907. p. 283. 
2 R. Nacken, N. Jahrb. f. Min. etc. Beil.-Bd. 24. p. 8. 1907. Nachr. 
Ges. (1. Wiss. Göttingen. 1907. p. 1 — 12. — H. Müller. N. Jahrb. f. 
Min. etc. Beil.-Bd. 30. p. 1 — 54. 1909. — A. Wolters, N. Jahrb. f. Min. 
etc. 30. p. 55—96. 1909. — B. Karandeeff, Dies. Centralbl. 1909. No. 23. 
p. 728-733. 
3 Die Rohre aus M.ARQUARDT’scher Masse wurden von der Kgl. Por- 
zellanmanufaktur in Berlin bezogen. Geeignete Abmessungen sind für 
Rohr g: Länge 400 mm, Durchmesser 6 mm, 2 Durchbohrungen zu 1 mm 
Durchmesser; für Rohr f: Länge 300 mm. innerer Durchmesser 8, äußerer 
12 mm, am verdickten Ende äußerer Durchmesser 18 mm. 
