der Gleichgewichte in kristallisierenden Schmelzen befördert. 457 
MARQUARDT’scher Masse. Es kann leicht bei Bedarf durch ein 
einseitig geschlossenes Sclmtzrohr ersetzt werden. 
Um das Bohr g ist drehbar angeordnet ein weiteres Bohr f 
aus gleicher Masse. Es läuft in den Lagern m und m', die in 
den Leisten e, und e s liegen. Mit dem Lager m' ist starr ver- 
bunden ein Triebrad c, welches durch eine konische Schrauben- 
mutter o auf dem Bohr f festgeklemmt werden kann. Bohr f 
besitzt an einem Ende einen Wulst D mit 2 diametral gegeniiber- 
Th 
liegenden Durchbohrungen oder Einschnitten, in denen ein V-förmig 
gebogener Bührer aus Platindraht durch einen feuerbeständigen 
Kitt befestigt wird. 
Der Platindraht muß eine Stärke von 2 mm besitzen, da 
bei hohen Temperaturen das Metall weich wird und ein dünner 
Draht sich leicht verbiegt. Am besten paßt man seine Form 
der des Tiegels an , so daß er sich beim Drehen dicht an der 
Wandung vorbeibewegt. Zweckmäßig wählt man daher konisch 
zulaufende Tiegel , die auch den Vorteil besitzen , daß die Löt- 
stelle des Thermoelements in der Mitte des Begulns zu sitzen 
kommt. W T erden Stoffe untersucht, die Platin angreifen, so läßt 
sich das Metall durch ein Porzellanrohr ersetzen. 
