712 
J. Koenigsberger, Zur Handhabung des Apparats etc. 
Neue Instrumente und Beobachtungsmethoden. 
Zur Handhabung des Apparats für die Untersuchung optischer 
Anisotropie undurchsichtiger Substanzen. 
Von Joh. Koenigsberger in Freiburg i. B. 
Einer freundlichen Anregung von Herrn E. A. Wülfing 
folgend, möchte ich einiges kurz mitteilen, was sich aus einer 
Diskussion über Handhabung und Konstruktion des Apparats zur 
Untersuchung der Anisotropie undurchsichtiger Substanzen 1 er- 
geben hat. 
1 . Die Streifen der Platte von Savart können mit gekreuzten 
oder parallelen Nicols beobachtet werden ; sie sind Streifen der- 
selben Art, wie man sie im Kompensator von B abinet sieht. 
2 . Um diese Streifen scharf zu sehen, muß das Fernrohr 
genau auf Unendlich eingestellt sein. Da aber in vielen Polari- 
sationsmikroskopen über dem Innennicol zur Kompensation der 
durch den Nicol verringerten optischen Weglänge eine schwache 
Zerstreuungslinse angebracht ist , so stimmt die außerhalb des 
Mikroskops vorgenommene Einstellung des Fernrohrs nicht mit der 
hier erforderlichen. Man verfährt deshalb am besten folgender- 
maßen: Man steckt das Fernrohr in den Tubus, schaltet den Innen- 
nicol ein , entfernt Polarisator und Beleuchtungslinsen und stellt 
das Fernrohr mit Hilfe der planen Seite des Mikroskopspiegels 
auf einen entfernten Gegenstand ein. Dann müssen nach Ein- 
schaltung von Polarisator und Beleuchtungslinsen im durchfallen- 
den Licht — also ohne Präparat — bei gekreuzten Nicols die 
S a va kt ’ s c h e n Streifen in der Mitte sicher scharf erscheinen. Even- 
tuell ist noch eine kleine Nachkorrektion in der Einstellung des 
Fernrohrs erforderlich. 
3. Die Einstellung im reflektierten Licht zur quantitativen 
Messung der anisotropen Beflexion mit SAVART-Platte geschieht am 
besten folgendermaßen : Man nimmt das kleine Nicol, das sich vor 
dem total reflektierenden Prisma befindet, heraus, da es bei der Be- 
obachtung mit SAVART-Platte nicht verwendbar ist. Man dreht dann 
das total reflektierende Prisma so lange, bis unten, wo das Präparat 
liegt, volles Licht auffällt, wovon man sich durch Vorhalten von einem 
Stück weißen Papiers überzeugt. Dann wird das Objektiv gehoben 
oder gesenkt und das Prisma noch etwas nachgedreht, bis das 
Präparat im reflektierten Licht mit allen Details sichtbar ist. Für 
denjenigen, der schon metallographisch gearbeitet hat, bietet das 
keine Schwierigkeiten. Wenn das gelungen ist, hebt man den 
Tubus ein klein wenig, so daß die Details des Präparats nicht mehr 
ganz deutlich sind, dreht den Mikroskoptisch mit dem Präparat; 
Dies. Centralbl. 1908 p. 565, 597, 729 und 1909. p. 245. 
