566 
J. Königsberger, 
endlich gestelltes F ernrohr von etwa 7 facher Vergrößerung (Brenn- 
seite des Objektivs 5,3 cm). 0 ist das Mikroskopobjektiv (Zeiss 
Achromat AA oder DD). Am geeignetsten ist A, das mit dem 
Fernrohr eine Vergrößerung von etwa 100 gibt. Um D zu ge- 
brauchen und überhaupt für ganz exakte Messungen würde es sich 
empfehlen , an Stelle des gewöhnlichen totalreflektierenden exzen- 
trischen Prismas ein anderes zentrisch sitzendes mit in der Mitte 
aufgesetztem Zylinderprisma ähnlich wie Nachet’s Zeichenprisma 
zu verwenden. Die Bilder wären dann auch für stärkste Ver- 
größerung heller, klarer und frei von jeder Polarisation. 
M ist das Präparat, S ist die Justierungsvorrichtung. PI ist 
eine Glasplatte, deren Neigung gegen die Mikroskopachse in meß- 
barer Weise (Zeiger Z und Scala Sc) geändert wird. Da bei ver- 
schiedenem Winkel der Beflexionsverlust an Glas für die Schwingungs- 
richtungen parallel und senkrecht zur Einfallsebene verschieden ist 
und exakt (auf 0,2 °/ 0 ) aus dem Brechungsindex und dem Winkel 
berechnet werden kann , wird der Skala für gelbes Licht gültig 
eine Tabelle beigegeben. Aus dieser entnimmt man sofort die 
Größe der Polarisation und dadurch das Verhältnis der Beflexion 
für die zwei Bichtungen am Präparat M, welcher Unterschied durch 
die Drehung der Glasplatte kompensiert worden ist. 
Der Apparat wird so eingestellt, daß das Fernrohr auf un- 
endlich steht und die Platte PI senkrecht zur Mikroskopachse. Dann 
stellt man eine Lichtquelle (Auerbrenner, intensives heißes Natrium- 
licht , Hg-Lampe etc.) und eine Linse auf den Tisch in genau 
gleicher Höhe wie die Öffnung des totalreflektierenden Prismas und 
entwirft ein nicht zu scharfes Bild der Lichtquelle auf diese Öff- 
nung. Darauf wird irgend ein isotroper Metallspiegel unter das 
Mikroskop gelegt. Zunächst dürfen dann die SAVART’schen Streifen 
nicht sichtbar sein; wird jetzt die Glasplatte PI um einen größeren 
Winkel gedreht, so sollen die SAVART’schen Streifen in der Mitte 
des Gesichtsfeldes 1 erscheinen (2 davon sind fast schwarz, 
achromatisch). Stellt man PI wieder in die Nullage, so verschwinden 
die Streifen. Schiebt man aber, nachdem man die Glasplatte 
wieder horizontal gestellt hat, statt des Metallspiegels z. B. eine 
Spaltungsplatte von Antimonglanz unter, so erscheinen bei Drehen 
des Objekttisches in 4 Stellungen die Streifen am deutlichsten 
und verschwinden vollkommen in 4 um 90° verschiedenen Lagen. 
Dies zeigt, daß die Substanz nach verschiedenen Eichtungen 
verschiedenes Beflexionsvermögen besitzt, also anisotrop ist. Be- 
steht die Fläche aus isotropen und anisotropen Substanzen, so er- 
1 Die Sav ART seben Streifen erscheinen nur in der Mitte des 
Gesichtsfeldes. Die Richtung ist durch Spitzen an der Okularblende 
markiert. Nur wenn ganz homogenes Licht verwandt wird, ist der größte 
Teil des Feldes von schwarzen Streifen durchzogen. 
