Ueber einen Apparat zur Erkennung und Messung etc. 569 
Die Empfindlichkeit der Vorrichtung läßt sich am leichtesten 
wohl durch die Reflexion an Platten aus durchsichtigem anisotropen 
Material prüfen. Hierdurch kann auch gleich der Apparat geeicht 
werden. Man kann entweder nur eine Fläche verwenden, was 
theoretisch vorteilhafter ist, dann wird die Rückfläche mit schwarzem 
Lack überzogen, oder wenn die Platte einigermaßen planparallel 
ist, können beide Flächen verwandt werden. Aus den FRESNEL’schen 
.T 4 d 
Intensitätsformeln kann man ableiten, daß — = — — — ; — - 
J (n — 1) (n + 1) 
bei schwacher Doppelbrechung für Reflexion an einer Fläche 
ist , worin n' den größeren Brechungsindex , J' die zugehörige 
reflektierte Intensität und d die Größe der Doppelbrechung be- 
deuten. Für ein Spaltblättchen beliebiger Dicke von Gips ist das 
Intensitätsverhältnis für Na-Liclit bei richtiger Lage an den beiden 
Flächen gerade gleich 1 °/o, für Glimmer 1,5%, muß also gut 
erkennbar sein. 
Zur Eichung der Glasplatte für Messung des Intensitäts- 
verhältnisses dienen : Quarz // Achse : 1 oder 2 Flächen = 0,958 ; 
Kalkspat // Achse: 1 Fläche ^ = 0,623 ; 2 Flächen ^ — 0,637 ; 
J J 
J 
Glimmer: 1 oder 2 Flächen — = 0,985. 
J 
Man kann sich leicht für jede Farbe diese Größen aus- 
rechnen und so die Glasplatte eichen. 
Der Apparat kann ferner im durchgehenden Licht zur Er- 
kennung und Messung der Gitterpolarisation (Quincke , Ambronn, 
du Bois und Rubens, Braun) dienen. Ein Schnitt durch eine 
LiPPMANN'sche Farbenphotographie senkrecht zur Schicht läßt die 
SAVART’schen Streifen deutlich hervortreten. Hier kann natürlich 
auch mit Bogenlampe und streng parallelem Licht gearbeitet 
werden. Ferner ist die submikroskopische Gitterstruktur von 
Membranen auf diese Art zu erkennen (weit zuverlässiger als mit 
gekreuzten Nicols , wo die Aufhellung zunächst nur auf Doppel- 
brechung schließen läßt) , ferner polarisierte Emission etc. Diese 
mehr den Physiker interessierenden Fragen sollen a. a. 0. aus- 
führlich erörtert werden. 
Anm. Der Apparat wird auf meine Veranlassung von der 
Firma R. Fuess in Steglitz bei Berlin angefertigt. Ich würde 
zunächst, wenn ein diesbezüglicher Wunsch geäußert wird, den 
Apparat mir schicken lassen und seine Empfindlichkeit und Eichung 
prüfen , da es ganz wesentlich auf eine gute Savartplatte an- 
kommt uud deren Herstellung nicht leicht ist, und da die Justierung 
auch sehr sorgfältig sein muß. 
