Ueber einen Apparat zur Erkennung und Messung etc. 599 
Verwendung <ler Vorrichtung. 
Die angestellten und teilweise im folgenden beschriebenen 
Versuche sind in keiner Beziehung vollständig; sie sollten nur 
Aufschluß geben , ob und inwieweit die Vorrichtung in einzelnen 
Gebieten der Mineralogie oder Physik von Nutzen sein kann ; die 
eigentliche Anwendung muß der Spezialforschung überlassen bleiben. 
I. Bestimmung der Auslöschungsschiefen. 
Um bei stark absorbierenden Substanzen die Lage der optischen 
Symmetrielinien gegen die kristallographischen auf einer Fläche 
festzustellen , ist bisher nur die theoretisch wie experimentell 
schwierige Methode von Jamin verwandt worden. So hat z. B. 
P. Drude 1 für den rhombischen Antimonglanz aus dem Einfalls- 
winkel und Azimut einen Winkel von ca. 9° zwischen optischen und 
kristallographischen Symmetrierichtungen berechnet. E. C. Müller 1 2 
zeigte indes, daß dieser Unterschied durch eine nicht streng rich- 
tige Vereinfachung der Theorie bedingt ist und wies nach, daß 
optische und kristallographisclie Richtungen innert der Beobach- 
tungsfelder (die etwa einem Unterschied von 30' beider Richtungen 
entsprechen dürften) Zusammenfällen. Doch erfordert eine solche 
Folgerung aus der Methode von Jamin mehrere Tage rechnerischer 
und experimenteller Arbeit. — Bei der hier beschriebenen Vor- 
richtung braucht nur die Kontrastplatte (p. 568) eingesetzt und 
ein Satz von etwa 10 — 20 Ablesungen für Verschwinden der 
Streifen gemacht zu werden, was in 10 Minuten geschehen ist. 
Mit dem Fadenkreuz wird festgestellt, welchen Winkel die kri- 
stallographische Hauptrichtung damit bildet. Für die Spaltfläche 
des Antimonglanz ergab sich aus 10 Messungen ein Zusammen- 
fallen der optischen und kristallographischen Richtungen, d. h. für 
das Verschwinden der Streifen ein Winkel von 45°, mit einem 
Beobachtungsfehler von etwa + 20'. 
Die Beobachtungen werden am besten so durchgeführt , daß 
man für die vier 45°-Stellungen je 2 Ablesungen von rechts und 
links her macht, und das Verschwinden der Streifen notiert. Die 
Genauigkeit der Messung hängt natürlich von der Stärke der 
Anisotropie ab. Antimonglanz hat auf der Spaltfläche eine An- 
isotropie mittlerer Größe. Die Methode kann also verwandt werden, 
um zu sehen, ob ein Kristall wirklich rhombische oder mono- 
kline Symmetrie besitzt. 
II. Feststellung von Isotropie oder Anisotropie. 
Wenn eine Substanz anisotrop ist, so müssen für fast alle 
Flächen (wenn der Kristall einachsig ist , mit Ausnahme der 
1 P. Drude, Wied. Ann. 34. p. 489. 1888. 
2 E. C. Müller, N. Jahrb. f. Min. etc. Beil.-Bd. 17. p. 187. 1903. 
