730 J- Kölligsberger, Vorrichtung zur Erkennung und Messung etc. 
Größere, nämlich unter gleichen Bedingungen etwa die 3 fache 
Empfindlichkeit habe ich mit einem Okular aus 4 paarweise ge- 
kreuzten sehr dünnen Glimmerblättchen , deren Schwingungsrich- 
tungen unter 45° zu Analysator und Polarisator stehen, erzielt, 
nämlich etwa 1 , 1 0 1 A. Diese haben auch den Vorzug, daß keine 
CJnsymmetrie bei der Kompensation des Gangunterschiedes hinzu- 
kommt. Nur Glimmer vereinigt den Vorzug sehr geringer Doppel- 
brechung für die Wellennormale senki-echt zur Basis mit der vor- 
züglichen Spaltbarkeit. Die Empfindlichkeit ist aber der Größe des 
Ganguuterschieds und daher der Dicke des Spaltplättchens um- 
gekehrt proportional ; die Schärfe der Trennungslinie übt einen 
viel geringeren Einfluß und bedingt nur eine Änderung von 
20 — 50 °/o an der bereits vorhandenen Empfindlichkeit. Die Haupt- 
sache ist ein möglichst dünnes Glimmerblatt zu nehmen. Dies 
Okular hat sich bei der Auffindung der elektrischen Doppel- 
brechung in festen Körpern , die Herr 0. Tauern auf Anregung 
von Herrn Prof. F. Hiknstedt im Physik. Institut in Freiburg 
gesucht und gefunden hat, bewährt. Man sieht ferner mit dem 
Okular sofort die Doppelbrechung eines mit zwei Fingern leicht 
gepreßten Glases. 
Zur Kompensation und Messung des Gangunterschiedes kann 
der Glimmerkompensator benutzt werden, den 1840 H. de Senar- 
mont angegeben hat, dessen Theorie J. Walker herleitete, und 
den auch D. D. Brace 1904 wieder verwandt hat. Wesent- 
lich vorteilhafter, weil über einen viel größei-en Meßbereich 
verfügend und weit einfacher für die Ausrechnung der Pesultate 
ist aber ein Kompensator nach Babinet-Biot mit vollkommen 
gleichförmigem Gesichtsfeld. Der Verf. hat die Dimensionen 
eines solchen etwas vereinfachten Kompensators berechnet und ihn 
ausführen lassen 1 . Hiermit konnten sicher Gangunterschiede von 
A gemessen werden. Mit beiden Vorrichtungen, Glimmer- 
10 000 6 
okular und Kompensator läßt sich u. a. leicht die Anisotropie des 
Phasensprungs bei senkrechter Reflexion an anisotropen Erzen er- 
kennen und messen. 
1 Kompensator und Okular weiden von der Firma R. Fuess in 
Steglitz bei Berlin konstruiert. 
/ 
