100 
M. v. Schwarz, 
beschrieben werden. Die Fig. 2 und 3 zeigt in dem natürlicher 
Größe diese Torsionswage 1 , wie sie schon vielfach in der mikro- 
chemischen Analyse verwendet wird. Fig. 2 ist die sogenannte 
Präzisionswage mit Spiegelablesung, während Fig. 3 das vereinfachte 
Modell, ohne Spiegelablesung zeigt. 
Das Arbeiten mit dieser Wage ist auch sehr einfach. Mit 
Hilfe der Fußsclirauben und des Senkels kann die Wage auf jedem 
festen Tisch senkrecht gestellt werden. Der Hebel f wird auf 
„frei“ gestellt, bevor man eine Wägung vornimmt und die Null- 
stellung der Wage kontrolliert. Dies geschieht durch Drehung 
des Hebels d, wodurch der Zeiger c bis zum Nullpunkt 
verschoben wird; hier wird dann der Wagebalken 
bei b ebenfalls in der Nullage einspielen. Sollte dies 
nicht der Fall sein, so kann dies durch Drehen der 
Indexkorrektionsschraube, wie aus Fig. 4 ersichtlich, 
leicht erreicht werden. 
Fig. 4. 
Fig. 5. 
Für Dichtebestimmungen von festen Körpern wird bei a ein 
vergoldetes Schälchen angehängt, das an einem äußerst feinen 
Platindraht noch eine selbstfedernde Klammer trägt, in welcher 
die Mineralsplitter befestigt werden können. Fig. 5 zeigt diesen 
kleinen Hilfsapparat und Fig. 6 die Wage in der Aufstellung. 
Bei Dichtebestimmungen ist diese Klammer etwa 5 cm tief in 
ausgekochtes, destilliertes Wasser einzusenken. Der Vorgang bei 
einer Dichtebestimmung ist nun folgender : Der betreffende Körper 
1 Die Torsionswage wird von der Firma Hartmann & Braun. A.-G. 
in Frankfurt a. M., hergestellt. 
