von Lithiumsulfat — Mouohydrat. 
241 
und bei der Einstellung: des Scheitels der Hauptisogryre auf Iutensi- 
tätsminimum variiert das Azimut des Analysator-Hauptsclinittes uni 
mehrere Grade, so daß selbst die Messungen Pocklington’s und 
Dufet’s an über 1 cm dicken Platten von Rohrzucker, Weinsäure 
und Bittersalz noch einen Fehler von fast 150' in der spezifischen 
Drehung zur Folge haben. 
Die üblichen Halbschatten Vorrichtungen lassen sich auf die 
Saccharimetrie Zweiachsiger ohne weiteres leider keineswegs 
anwenden. 
Fünf Platten J_ <1 wurden teils auf dem Goniometer (I), teils 
u. d. M. (H) untersucht. 
I. Die Platte wurde auf dem für Achsenwinkelmessung ein- 
gerichteten Goniometer drehbar um die lotrecht montierte Achse 
mittlerer Elastizität in einen großen parallelwandigen Glastrog ’ 
gehängt, der mit Paraffinöl vom Brechungsindex n x . = 1,4751. 
gefüllt war. Da ß^ = 1,4768 für Li 2 S0 4 . H 2 0 ermittelt worden 
war, so gewährleistet jenes Medium, daß die parallel einer optischen 
Achse, also schräg zur Plattennormale fortschreitenden Wellen beim 
Austritt keine merkliche Änderung ihres Polarisationsazimuts er- 
leiden. Da die planparallelen Wände des Troges normal zur Fern- 
rohrachse orientiert waren, so fand auch beim Eintritt der Strahlen 
in die Glaswand und in Luft praktisch keine Drehung 1 2 statt. 
Das Gesichtsfeld betrug 13°. 
II. Die Platte wurde in einen großen 3 auf dem Mikroskop- 
tisch stehenden und wieder mit Paraffinöl (s. oben) gefüllten Dreh- 
apparat gebracht, dessen Glasboden bis auf 0° 8' plan und bis auf 
0°4' planparallel war. Die Platte konnte um die horizontal mon- 
tierte Achse mittlerer Elastizität gedreht werden. Die Oberfläche 
des Paraffinöls benetzte die Unterseite eines horizontal gerichteten 
Objektträgers, der bis auf 0°6' plan und bis auf 0°1(V plan- 
parallel war 4 . 
Dieses Objektglas trug ein Objektiv (Xo. 0 der Firma Winkel) 
von 10 mm freier Öffnung, 0,29 relativer Öffnung, 1 6° 22' Öffnungs- 
winkel, 0,14 num. Apertur und 34,8 mm Äquivalentbrennweite. 
Das durch dieses Objektiv entworfene aufrechte primäre Inter- 
ferenzbild, das 10 mm Durchmesser hatte, wurde mikroskopisch 
beobachtet. Das Mikroskop-Objektiv (No. 1 der Firma Seibert) 
hatte 7 mm freie Öffnung, 0,30 mm relative Öffnung, 16° 56' 
Öffnungswinkel, 0,15 num. Apertur und 23,5 mm Äquivalentbreun- 
weite. Das HuYGHExs’sclie Mikroskop-Okular (Xo. 0 der Firma 
1 Wie er für Achsenwinkelapparate benützt wird. 
2 Andernfalls können Drehungen um mehrere Grade eintreten ; 
vergl. F. E. Wright, Min. Mitt. 30. p. 171. 1911. 
3 ' Besonders allgefertigt. 
4 Deckgläser sind oft mehr plan, aber weniger planparallel. 
Centralblatt f. Mineralogie etc. 1915. 16 
