Max Bauer, Ein neues Polarisationsinstrument. 
513 
Original-Mitteilungen an die Redaktion. 
Ein neues Polarisationsinstrument. 
Von Max Bauer in Marburg i. H, 
Mit 2 TextSguren. 
Bei den meisten Polarisationsinstrumenten, die in den minera- 
logischen Instituten benützt werden, u. a. bei den weitverbreiteten 
von der Firma B. Fließ in Berlin-Steglitz, besteht ein großer Nach- 
teil darin, daß es sehr umständlich und mühsam ist, von der Be- 
obachtung im parallelen polarisierten Licht zu der im konvergenten 
überzugehen und umgekehrt. Es müssen dabei Bestandteile des 
Instruments ausgetauscht, sowie Linsensätze herausgenommen und 
wieder eingesetzt werden, was unbequem und zeitraubend ist und 
außerdem den Übelstand mit sich bringt, daß man bei der Arbeit 
neben dem Hauptinstrument immer einige Ergänzungsstücke lose 
neben sich liegen haben muß. Bei dem im folgenden beschriebenen 
Instrument sind alle diese Übelstände vermieden, ohne daß dabei 
irgend eine der guten Eigenschaften der älteren Instrumente ver- 
loren ginge. Es ist nach meinen Angaben unter Anlehnung an 
gewisse Apparate von Nörrenberg von der Firma Leitz in Wetzlar 
konstruiert und auf p. 514 und 515 in den Figuren 1 (für paralleles 
Licht) und 2 (für konvergentes Licht) abgebildet. 
Das Instrument besteht aus dem schweren, rechtwinklig ge- 
bogenen Metallstück klc, das als Träger des Ganzen dient. In 
dem Kasten b befindet sich ein Glasplattensatz, der das von dem um 
eine horizontale Achse drehbaren Beleuchtungsspiegel a kommende 
Tageslicht in polarisiertes Licht verwandelt und senkrecht nach 
oben reflektiert, so daß es ans der oberen Öffnung des Kastens b 
in vertikaler Richtung austritt. In einer Hülse an der hinteren 
(in den Abbildungen linken) Seite des Stücks kk läßt sich die 
dreieckige Stange h in ausgiebigem Maße vertikal verschieben und 
mittels der Schraube i in beliebiger Lage festklemmen. Die 
Stange h trägt oben den horizontalen Arm 7, in dem senkrecht 
über der oberen Öffnung des Kastens b der analysierende Nicol p 
sitzt, der sich beliebig herausnehmen und wieder einsetzen und 
um einen ganzen Kreisumfang drehen läßt. Der Betrag der Drehung 
kann an einer Kreisteilung auf l abgelesen werden. Unmittelbar 
über der oberen ÖffuuDg des Kastens b befindet sich der drehbare 
Objekttisch c, der gleichfalls mit einer Kreisteilung versehen ist 
Centralblatt f. Mineralogie etc. 1915. 33 
