514 
Max Bauer, 
und der dieselbe Konstruktion zeigt wie die Drehtische an für 
mineralogische Zwecke eingerichteten Mikroskopen. 
Bei dieser Einrichtung, wie sie in Fig. 1 dargestellt ist, bei 
der aber das Stück defn außer Betracht bleibt, kann man jede 
kristallographische Untersuchung im parallelen Licht in 
Fig. 1 (für paralleles Licht). 
derselben Weise vornehmen, wie mit jedem anderen Polarisations- 
instrument. Das dazu nötige Fadenkreuz befindet sich in dem um 
eine vertikale Achse drehbaren Ring m (Fig. 2), der leicht nach 
Bedarf durch einen Fingerdruck eingeklappt werden kann, so daß 
er in der Abbildung unsichtbar wird, wie in Fig. 1. Ebenso 
leicht läßt er sich mittels eines kleinen Knopfs wieder ausschalten. 
Die für das Auge des Beobachters geeignete Höhe des Analysators fj 
