Ein neues Polarisationsinstrument. 
515 
über dem Objekttiscli wird leicht durch eine Verschiebung der 
Stange h festgestellt. 
Das Besondere des vorliegenden Instruments besteht nun darin, 
daß die sämtlichen für die Beobachtung im konvergenten Licht 
erforderlichen Linsen zusammen in dem Metallstück clefn gefaßt 
sind, d ist der zugehörige Kristallträger, der sich unmittelbar 
Fig. 2 (für konvergentes Licht). 
über dem unteren Linsensystem, dem Kondensor, dreht. Über dem 
Kristallträger läßt sich das obere Linsensystem bei n (Fig. 2) 
durch Zahn und Trieb beliebig heben und senken. In ihm be- 
findet sich das zugehörige, diagonal gestellte Fadenkreuz, an dessen 
einem Faden eine Einteilung angebracht ist. Das ganze Stück defn 
läßt sich mit den sämtlichen Linsen und dem damit verbundenen 
Kristallträger um die vertikale Achse bei e hin- und herdrehen, 
so daß die Linsen durch einen Fingerdruck bequem in den Gang 
33 * 
