516 
Max Bauer, Ein neues Polarisationsinstrument. 
der Lichtstrahlen eingeschaltet und daraus wieder entfernt werden 
können. 
Will man nun im parallelen Licht beobachten, so dreht 
man das Stück cl efn nach der Seite und, wenn nötig, das Faden- 
kreuz m nach innen (Fig. 1). Man legt dann das Objekt auf den 
Kristallträger c und kann nun in der bekannten Weise einfache und 
doppelte Lichtbrechung, sowie Zirkularpolarisation beobachten, den 
Betrag der letzteren messen etc. { A-Glimmerplatten, Platten mit 
Bot I. Ordnung, Keile und andere Nebenapparate lassen sich bequem 
unter dem oberen Nicol g in den Gang der Lichtstrahlen ein- 
schalten. Die Stange h wird soweit verschoben , bis das Faden- 
kreuz m, das in Fig. 1 eingeklappt und daher uusichtbar ist, voll- 
kommen deutlich erscheint, und in dieser Stellung mittels der 
Schraube i festgeklemmt. 
Für die Beobachtung im konvergenten Licht (Fig. 2) 
wird das Fadenkreuz m entfernt und das Stück defn nach ein- 
wärts gedreht, bis die Arretierung erreicht ist. Dann liegt der 
Objekttisch d, auf den jetzt der Kristall gebracht wird, genau 
über der Austrittsöffnnng des polarisierten Lichts aus dem Kasten b. 
Die richtige Höhe des oberen Nicols g über dem Objekttisch, bei 
dem das Fadenkreuz deutlich gesehen wird, läßt sich ebenfalls 
wieder durch eine Verschiebung der Stange li sehr einfach fixieren. 
Die Beobachtung der Interferenzfiguren und ihrer Veränderung, 
sowie die Messung des Achsenwinkels nach der ScHWARZMANN’schen 
Methode und alles andere Hierhergehörige vollzieht sich dann genau 
in derselben Weise wie bei anderen Polarisationsinstrumenten für 
konvergentes Licht. Auch hier lassen sich die Nebenapparate, 
\ A-Platten, Keile etc., leicht unter dem Nicol g in geeigneter 
Weise anbringen. 
Es geht aus dem Erwähnten wohl zweifellos hervor, daß es 
jedenfalls zurzeit keine bequemere Einrichtung gibt, um ein Polari- 
sationsinstrument für paralleles Licht in ein solches für konver- 
gentes umzuwandeln und umgekehrt. Das Instrument in der vor- 
liegenden Form ist zunächst als ein solches für Übungen mit 
Studenten gedacht. Es ließe sich aber natürlich leicht in ein 
solches umwandeln, das für alle, auch die feinsten Messungen, 
geeignet ist. Dann wäre aber wohl der Glasplattensatz durch 
einen polarisierenden Nicol zu ersetzen, was jedoch den Preis 
erhöhen würde. Aus diesem Grunde wurde zunächst davon ab- 
gesehen. 
