( 364 ) 
matische staaf, het boven- of liever boven-zijvlak in milli- 
meters verdeeld, zooals de comparateuren der ijk-kantoren. 
Hy ondersckeidt zieh van deze voornamelijk daarin, dat de 
zoogenaanide vaste dook ook verschoven kan worden en op 
versckillende plaatsen aan de koperen staaf kan worden vast- 
geklemd ; en ook daarin, dat de koperen staaf zieh vrijelijk 
kan uitzetten en inkrimpen, zonder door het hout der doos, 
waarin zij zieh bevindt, belemmerd te worden, en in nog 
eenige veranderingen. 
De geheele lengte is vergeleken met een ijzeren meter, 
die bij 21° C. temperatuur 3 a 4 micron langer is bevon- 
den dan de ijzeren meter, die door Van Swinden is overge- 
bracht, en dus in elk geval maar zeer weinig fout kan zijn. 
Aangenomen uitzetting 
van ijzer 12,20 micron per meter voor 1° C. 
van koper 18,78 » » » » » » 
17 Februari 1867, temp. 10°,8C. ; aanwij- 
zing comparateur 1000,31 m.m 
Uitzetting el voor 10°, 8. . . . 0,13 » 
Aanwijzing van 1 meter by 10°, 8 door den 
comparateur 1000,18 m.m. 
21 Februari 1867, temp. 9°, 7 C. ; aanwij- 
zing comparateur 1000,36 m.m. 
Uitzetting el voor 9°, 7 ‘ 0,12 » 
Aanwijzing van 1 meter bij 9°, 7 door den 
comparateur 1000,24 m.m. 
23 Februari 1867, temp. 9°, 8 C. ; aanwij- 
zing comparateur 1000,35 m.m. 
Uitzetting el voor 9°, 8 0,12 » 
Aanwijzing van 1 meter bij 9°, 8 door den 
comparateur 1000,23 m.m. 
Dit maal had de ijzeren el 2 dagen op den comparateur 
gelegen. 
