( 365 ) 
De beide laatste bepalingen verdienen eenig meer vertrou- 
wen dan de eerste. Met de uitzetting van het koper = 18,78 
micron komt voor de aanwijzing door den comparateur van 
1 meter bij 10° C. 
17 Februari 1000,195 m.m. (dit met £ gewigt). 
21 * 1000,213 » 
23 » 1000,226 » 
Gemiddeld bij 10° 1000,233 m.m. 
0,233 m.m. komt, tegen 18,78 micron *) uitzetting van 
koper, per meter en per graad C., overeen met eene uitzetting 
voor 11,9 graden. 
Dus is de lengte van den comparateur tot aanwijzing van 
1000 m.m., of 1 meter, goed bij eene temperatuur van 
1 0 — |— 11°, 9, dat zeer nabij bij 22° C. is. 
De verdeeling in decimeters, 1, 2, 3 9 is vervolgens 
onderzocht, en is gevonden dat elk der aanwijzende strepen 
gemiddeld binnen -j- of — 11 hondersten millimeter juist ge- 
plaatst zijn. 
Eindelijk is 00 k nog de lengte van verscbillende millimeter- 
verdeelingen onderling vergeleken, met behulp van een mi- 
croscoop en micrometerscliroef. Het resultaat is geweest 
dat twee verscbillende millimeters tot 9 micron of ongeveer 
1 / 100 m.m. verschillen kunnen; dat dezelfde nauwkeurigheid 
00 k aan de verdeeling van den nonius toekomt, en dat de 
absolute plaats van een willekeurig gekozen verdeelstreep 
hoogstens binnen 1 / 50 m.m. als goed kan aangenomen worden. 
Wanneer het werktuig gebezigd wordt om lengtematen, die 
bijna gelijk zijn, te vergelijken , dan kan, uit den aard der 
zaak, de fout niet zoo groot zijn. 
') De uitzetting 18,78 komt toevallig vrij goed overeen met het ge- 
middelde der kubieke uitzetting 571, die voor de litermaten gevonden is 
