Mineralogischer Demonstrationsapparat. 
18 o 
Vertikalprojektion trägt, entspricht ganz der Anordnung des Zeichen- 
lind Projektionsapparates nach L. Edinger 1 , welcher in wissenschaft- 
lichen Kreisen eine weite Verbreitung gefunden hat. Nach Lösung 
der Schraube li kann der Träger T des gesamten optischen Systems 
in zwei mit cm-Teilung versehenen Gleitschienen gehoben oder ge- 
senkt werden. Der Träger T besitzt ebenfalls Gleitschienen, in 
denen die einzelnen Teile der optischen Anordnung mit Klemm- 
vorrichtungen befestigt werden können. Um von der Vertikal- zur 
Horizontal-Projektion überzugehen, zieht man den Knopf 1; (in 
Fig. 3 sichtbar) an und dreht T um die Horizontalachse h beliebig 
nach links oder rechts, bis k wieder einschnappt. 
Lichtquelle ist der positive Krater einer allseitig zentrierbaren 
Liliputbogenlampe für Gleich- oder Wechselstrom mit 5 Amp. Strom- 
verbrauch. Diese Handregulierlampe kann auf Wunsch mit einem 
regulierbaren Uhrwerk ausgestattet werden, welches die Kohlen, 
entgegen der nur zeitweise erfolgenden elektromagnetischen Re- 
gulierung, ununterbrochen (D.R.P. angemeldet) vorwärtsschiebt, 
so daß der positive Krater seine Lage unverändert beibeliält. Zu 
der Lampe gehört ein passender Vorschalt- Widerstand. Die Lampe 
kann mittels Steckkontaktes an jede Hausleitung angeschlossen 
werden. 
Im Prinzip abweichend gegenüber dem Projektionsapparat 
nach L. Edinger ist, entsprechend den anderen Anforderungen an 
den Strahlengang, die gesamte optische Anordnung. Die 
metallische Hülse H, welche die Lampe teilweise umschließt, läßt 
sich beiseite klappen. In den mit ihr verbundenen Arm E läßt sich 
ein Teil des Beleuchtungssystems zusammen mit dem Polarisator ein- 
setzen. Dieser Teil der optischen Anordnung enthält, von der Licht- 
quelle aus gezählt, zunächst eine in metallene Stäbchen gefaßte 
Kollektorlinse, welche zur Erzielung großer Lichtstärke von dem 
sehr hohen Öffnungsverhältnis von annähernd 1 gewählt ist. Diese 
Linse bildet den Krater in dem Polarisator ab, der aus einem 
Prisma nach Glan-Thompson besteht. Um eine schädliche Er- 
hitzung des Prismas zu vermeiden, wird der ordentliche Strahl im 
Kalkspat nicht, wie bei den übrigen Prismen, an der Wandung des 
Polarisators absorbiert und seine Energie in Wärme umgesetzt, 
sondern er tritt schräg nach vorn durch das in der Hülse G sicht- 
bare Fenster aus (D.R.G.M. 382 769. 382 7G8) 2 . Am Ende dieser 
Hülse sitzt die Collimatorlinse, aus der ein nahezu paralleles 
Strahlenbündel austritt. Die genannten optischen Teile sind 
gegen Wärmezuleitung von der metallischen Hülse H ausgiebig 
isoliei’t. Bei mehrstündiger ununterbrochener Benutzung des Appa- 
rates wird zwar die Metallhülse H entsprechend heiß , doch 
1 L. Edinger, Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. etc. 24. 26; 1907. 
2 W. v. Ignatowsky, Zeitschr. f. Instr. 1910, 217. 
