Mineralogischer Demonstrationsapparat. 
185 
daher zukünftig bei der Ausführung des Apparates fortgelassen. 
Die Lampe wird gleich von vorherein in passender Höhe am 
Träger T montiert. 
Auf den Gleitschienen des Trägers T sitzen ferner verschieb- 
bar zwei mit Klemmvorrichtungen versehene Reiter A und B. 
A besitzt einen Doppelarm. Der eiue M trägt den mittels Zahn und 
Trieb s verstellbaren Kondensorrevolver. Dieser enthält drei Kon- 
densoren und ein Leerloch, entsprechend den verschiedenen zu be- 
nutzenden Vergrößerungen. Eine seitliche an der Triebbewegung s 
angebrachte Skala gibt Aufschluß über die günstigste Wahl des 
Kondensors bei gegebenem Objektiv, sowie gleichzeitig über die 
günstigsten Stellungen der einzelnen Kondensoren. Über der 
Öffnung der festliegenden Revolverscheibe sitzt eine Apertur-Iris- 
blende. Der andere Arm X trägt einen drehbaren Objekttisch, 
welcher in ganze Grade mit 5 ' = Nonius- Ablesung geteilt ist. 
Der Reiter B endlich (stets ganz am Ende der Schiene T 
zu befestigen) trägt eine mittels Zahn und Trieb t verschiebbare 
und Feineinstellung v versehene Schlittenführung, in welche das 
Projektionssystem (Mikroskop, Projektionsobjektive) eingeschoben 
und in einer durch Anschlag markierten Lage festgeklemmt wer- 
den kann. 
Verwendungsmöglichkeiten. 
1. Mikroprojektion. — Für die Mikroprojektion im polari- 
sierten Licht wird in die Schlittenführung des Armes B ein minera- 
logischer Mikroskoptubus eingeschaltet. Die Objektive 
werden mittels einer Schlittenzange z am Tubusende befestigt und 
sind in zwei aufeinander senkrechten Richtungen zentrierbar. Da 
jedes Objektiv seine eigene Zeutriervörriclitung hat, so kann man 
auch beim Wechseln der Objektive mit stets zentriertem System 
arbeiten, wenn einmal für jedes Objektiv die Zentrierung ausgeführt 
ist. Unter dem Okular sitzt der ausschaltbare Analysator n in 
einem drehbaren, mit Gradteiluug versehenen Kreise. Der Über- 
gang von der orthoskopischen zur konoskopischen Pro- 
jektion vollzieht sich, wie bei subjektiver Beobachtung im Mi- 
kroskop, einfach durch Einschalten der AMici-BERTRAxu’schen Linse b. 
Diese ist in der Längsrichtung des Tubus verschiebbar und außer- 
dem mit Hilfe zweier Justierschrauben zentrierbar. Ihre relativ 
kurze Brennweite gewährleistet die Möglichkeit, verhältnismäßig 
große Achsenbilder zu erzielen. Die Scharfstellung erfolgt durch 
Heben und Senken der Bertrandlinse. 
Der Apparat kann auch zur Projektion von Achsenbildern dicker 
Präparate eingerichtet werden. 
Ueber die erreichbaren Vergrößerungen mit Hilfe der gebräuch- 
lichen Achromate und HuYGHENs’schen Okulare gibt bei einem 
