1<S8 
M. Berek, Mineralogischer Demonstrationsapparat. 
nach ge zogen werden. Wie bei der subjektiven Beobachtung, 
so können auch hier bei der Projektion Kompensator nach Babinet, 
Okularspektroskop , Heiztische und Abkiihlungsvorrichtungen und 
andere Nebenapparate benutzt werden. 
Im besonderen möge noch auf die Verwendbarkeit des Uni- 
versal-Dreli tisch es nach Fedorow hingewiesen werden. Be- 
kanntlich ist die Anwendbarkeit dieses Drehtisches auf besonders 
groß gebaute Mikroskopmodelle 1 oder Spezialstative 2 beschränkt. 
Da bei dem vorliegenden Demonstrationsapparat eine Behinderung 
der Drehungsmöglichkeiten durch das Stativ wie bei mittleren 
Mikroskopmodellen nicht stattlindet, außerdem vorteilhafterweise 
die Auflagefläche des Objekttisches der Lichtquelle zugewandt 
ist, so steht nichts im Wege, auch eine so große Ausführungsform 
des Universal-Drehtisches zu verwenden, daß Präparate gewöhn- 
lichen Formats benutzt werden können (Fig. 2). Man braucht nur 
den Kondensorrevolver M mittels des Triebes s hinreichend vom 
Objekttisch zu entfernen. Auch hier fällt die erhöhte Lichtstärke 
bei vertikaler Projektion, sowie die Möglichkeit, bequem demon- 
strieren zu können, vorteilhaft ins Gewicht. 
2. Projektion von Übersichtsbildern. — Für die Pro- 
jektion im polarisierten Licht bei sch wachster Vergrößerung 
wird statt des Mikroskoptubus ein besonderes , in kurzem Rohr- 
ansatz gefaßtes Projektionsobjektiv eingeschaltet. In das Ende 
des kurzen Rohres wird der Analysator vom Mikroskoptubus ein- 
gesetzt. Der Kondensorrevolver wird auf das Leerloch eingestellt. 
Die Vergrößerung ist bei einem Schirmabstand von 250 mm eine 
zirka dreifache. Das übersehene Feld des Präparates hat einen 
Durchmesser von 24 mm. 
Diese Anordnung ist daher für Übersichtsbilder von Dünn- 
schliffen, ganzen Kristallplatten, Kristallkeilen, Glimmertreppen, 
gepreßten Gläsern und ähnlichem mit Vorteil zu verwenden. Legt 
man z. B. auf den Drehtisch ein Kalkspatrhomboeder, entfernt 
den Analysator und bildet die möglichst weit zugezogene Irisblende 
auf der Projektionswand ab, so kann man bequem die Grundgesetze 
der Doppelbrechung und Polarisation demonstrieren. 
Die Helligkeit bei dieser Art von Projektion ist besonders groß. 
3. Diapositiv-Projektion (Fig. 3). — An Stelle der 
bisherigen Beleuchtungsvorrichtung wird ein großer Doppelkonden- 
sor eingesetzt. Unmittelbar davor wird der Diapositivrahmen mit 
auswechselbaren Schiebern bis zum Format 9X12 mittels zweier 
Klemmschrauben befestigt. Der Arm A wird entfernt und in den 
Schlitten des Armes B das anastigmatische Projektionsobjektiv 
(Sumraar f = 115 mm, F : 5) mit Irisblende eiugeschoben. Bei 
einem Schirmabstand von 2| m ist die Vergrößerung eine ca. 22 fache. 
1 Z. B. Stativ A von E. Lkitz, Wetzlar. 
* C. Leiss, Dies Centralbl. 1912. p. 733. 
