388 
M. Berek, Zur Messung der Doppelbrechung 
Zur Messung der Doppelbrechung hauptsächlich mit Hilfe 
des Polarisationsmikroskops. 
Von M. Berek in Wetzlar. 
Mit 7 Textfiguren. 
Anwendungsbereich verschiedener Kompensatoren. 
Obwohl die Doppelbrechung ein Hilfsmittel zur Unter- 
scheidung der Mineralien darbietet und innerhalb einer isomorphen 
Mischungsreihe auch die chemische Zusammensetzung angenähert 
zu ermitteln gestattet, wird die Messung von Gangunterschieden 
bei petrographisclien Arbeiten nicht mit einer ihrer Wichtigkeit 
entsprechenden Häufigkeit ausgeführt. Die Schätzung der Höhe 
der Interferenz färbe oder die Anwendung einer Glimmertreppe nach 
E. v. Fedorow genügen allerdings in vielen Fällen nicht. Anderer- 
seits verzichtet man anf die Benutzung genauerer Meßvorrichtungen 
wegen der Unmöglichkeit bequemen, raschen Arbeitens sowie der 
Vermeidung größerer Unkosten bei ihrer Anschaffung. 
Der Glimmer ko m pensator (elliptischer Analysator) nach 
H. de Senarmont 1 , bestehend aus Viertelundulationsglimmerblättchen 
und drehbarem Analysator, kommt nur für das dem ^ ^.-Blättchen ent- 
sprechende einfarbige Licht in Frage. 
Der BABiNET’sche Quarzkeil- Kompensator eignet sich 
in den gewöhnlich ausgeführten Größenverhältnissen nicht zur Er- 
kennung geringer Doppelbrechung, da Gaugunterschiede unterhalb 
ca. 25 eine auf den ersten Blick kaum noch wahrnehmbare, 
wenn auch durch wiederholte Einstellungen noch meßbare Ver- 
schiebung des Kompensationsstreifens bewirken. Die in jüngster 
Zeit durch H. Schulz 2 gesteigerte Empfindlichkeit dieses Kompen- 
sators für geringe Gangunterschiede mit Hilfe der LuMMER ! schen 
Doppelringc kommt wegen der Kompliziertheit der Anordnung für 
mikroskopische Zwecke nicht in Betracht. Sehr vorteilhaft dagegen 
ist die Benutzung eines Kompensators nach Babinet-Biot mit 
gleichförmigem Gesichtsfeld in Verbindung mit dem Glimmer- 
okular nach J. Königsberger 3 . Allerdings macht die Anwendung 
auch dieses Kompensators entweder ein ständiges Arbeiten mit dem 
Aufsatzanalysator notwendig, oder sie erfordert beim Übergang von 
der Beobachtung des Dünnschliffs zur Messung der Doppelbrechung 
und umgekehrt einen fortwährenden Umbau am Mikroskop. 
Der speziell für petrographische Zwecke bestimmte Doppel- 
quarzkeil -Kompensator nach Fr. E. Wright 4 läßt auch 
1 Vergl. F. Pockels, Lebrb. d. Kristalloptik. Leipzig und Berlin 
1906. p. 227. 
2 H. Schulz, Pbys. Zeitschr. 13. p. 1017. 1912. 
3 J. Königsberger, dies. Centralbl. 1908. p. 729 und 730; 1909. 
p. 249, 746. 
4 F. E. Wright, Amer. Journ. Sei. (4.) 26. p. 370. 1908 ; vergl. auch The 
methods of petrographic-microscopic researeb. Washington D. C. 1911. p. 101. 
