390 
M. Bereit, Zur Messung der Doppelbrechung 
von L. Duparc und V. de Dervies besorgten Übersetzung des 
Werkes von W. Nikitix „Über di« Methoden Fedorow’s“, deren 
Inhalt im Auszuge kürzlich von L. Duparc und R. Sabot 1 ver- 
öffentlicht wurde, ist dieser Kompensator besonders berücksichtigt. 
Der Anwendungsbereich der genaueren Kompensatoren ist bis- 
her fast nur auf besondere Messungsarbeiten beschränkt geblieben. 
Wenn die Messung von Gangunterschieden auch bei den petro- 
grapliischen Untersuchungen Aussicht auf eine häufigere Anwendung 
haben soll, so müßte ein Kompensator zur Verfügung stehen, der 
folgenden Ansprüchen gleichzeitig genügt : 
1. Die Empfindlichkeit des Kompensators soll an die 
des BABiNET’schen möglichst heranreichen. 
2. Er soll einen Meßbereich von ca. 3 Ordnungen um- 
fassen und für einfarbiges oder weißes Licht benutzbar sein. 
3. Er soll auch geeignet sein zur Erkennung und Messung 
geringer Doppelbrechung. 
4. Seine Wirksamkeit muß sich durch eine genaue mathe- 
m a t i s c h e F o r m e 1 darstellen lassen , deren Konstanten leicht 
und genau bestimmbar sind. 
5. Er soll ein bequemes, rasches Arbeiten ermöglichen; ins- 
besondere darf seine Benutzung nicht an die Anwendung 
eines Aufsatz - Analysators oder auszuwechselnden 
besonderen Okulars gebunden sein. 
6. Er darf als Nebenapparat nicht zu kostspielig sein. 
Die Erfüllung der sehr wesentlichen Bedingung 5 ist an die 
Benutzung des Bio-r’schen Kompensatorprinzips gebunden. Ein 
drehbares Mineralblättchen mit größerem Meßbereich und 
höherer Genauigkeit der Messungswerte als derjenigen 
des Kompensators nach W. Nikitix würde für petrographische 
Zwecke einen sehr geeigneten Kompensator bedeuten. 
I. 1. Prinzip eines neuen Kompensators. 
Dem neuen Kompensator soll das Biorisclie Prinzip eines 
drehbaren Mineralblättchens zugrunde gelegt werden. Im Gegen- 
satz zu dem Kompensator nach W. Nikitix ist es zunächst vorteil- 
hafter, den Schnitt des Kompensatorblättchens, wie auch ursprüng- 
lich von Biot 1 2 vorgeschlagen wurde, senkrecht zur optischen 
Achse zu legen. Dann wird man von dem Fehler in der Kennt- 
nis der Null-Lage des Kompensators unabhängig, weil man die 
Einstellung auf Kompensation durch Drehung nach jeder von beiden 
Seiten von der Null-Stellung aus, ausführen kann. Bei einem so 
bestimmten halben Drehungswinkel sind auch einseitige Einstellungs- 
1 L. Duparc und R. Sabot, Arch. de Geneve. 34. p. 5. 1912. 
* Yergl. in H. Rosexbusch und E. A. Wülfing, Mikrosk. Phys. usw. 
Stuttgart 1904. I. 1. p. 298. 
