M. Berek, Zur Messung der Doppelbrechung etc. 
427 
Zur Messung der Doppelbrechung hauptsächlich mit Hilfe 
des Polarisationsmikroskops. 
Von M. Berek in Wetzlar. 
Mit 7 Textfiguren. 
(Fortsetzung.) 
3. Beschreibung des Kompensators und seines 
Gebrauches. 
Die mechanische Konstruktion des drehbaren Kalkspatkompen- 
sators ist sehr einfach (Fig. 1). Die senkrecht zur optischen Achse 
geschnittene Kalkspatplatte von ca. 0,1 mm Dicke sitzt an einer 
drehbaren Achse, in einem der üblichen Gips- und Glimmerfassnng 
ähnlichen Messingschieber. Durch eine seitliche Feder wird der 
Schieber fest gegen die Wände des Tubusschlitzes über dem Mikro- 
skopobjektiv angedrückt. Um die Ablesegenauigkeit zu erhöhen 
wird die Drehung des Kompensatorblättchens mit Hilfe einer Über- 
setzung auf eine Trommel übertragen, mit welcher der Dreliknopf 
Fig. 1. Drehbarer Kalkspatkonipensator. 
fest verbunden ist. Für das Übersetzungsverhältnis wurde 
genau 1 : 10 gewählt. Toter Gang ist nicht bemerkbar. Die 
Trommel ist von 3 zu 3 0 geteilt ; mit Hilfe eines neunteiligen 
Nonius sind 20' ablesbar, so daß die Neigung der Kompen- 
satorplatte bis auf 2' bestimmt werden kann. 
Bei der gewählten Dicke des Kompensatorblättchens beträgt 
der Meßbereich nach jeder Seite von der Null-Stellung aus ca. 4 Ord- 
nungen. Das Blättchen ist leicht auswechselbar; denn es sitzt 
in einer besonderen Metallfassung, die in den an der Drehachse 
des Instruments befestigten Ring eingesteckt werden kann.. 
Die Drehachse des Kompensators muß diagonal zu den 
Polarisationsrichtungen der Nicols liegen. Wenn diese von 
Süd nach Nord bezw. von Westen nach Osten verlaufen, so muß 
also der Tubusschlitz, wie es bei den neueren Stativen von 
E. Leitz in Wetzlar durchgängig ausgeführt wird, eine nordwest- 
