428 
M. Berek, Zur Messung der Doppelbrechung 
südöstliche Orientierung besitzen. Andernfalls sind die Nicols um 
45° zu drehen. Fig. 2 1 2 zeigt das Gesichtsfeld des Mikro- 
skops bei eingeschaltetem Kompensator und richtiger 
Tubusschlitzlage in der Null-Stellung. Die geringe Auf- 
hellung des Gesichtsfeldes durch die 
schwachgrauen Interferenztöne der 
ersten Ordnung stört so wenig, daß 
man zumeist auch die gewöhnliche 
Durchmusterung des Dünnschliffs bei 
stets eingeschaltetem Kompensator aus- 
führen kann. 
Für den Kompensator liegt die 
Polarisationsebene der schnel- 
leren Welle oder nach der anderen 
üblichen Bezeichnungsweise die 
Fig. 2. Gesichtsfeld des Mikro- Schwingungsrichtung der Licht- 
skops bei eingeschaltetem Korn- Bewegung mit kleinster Gesclnvin- 
pensator in der Null-Stellung, digkeit / = C = k parallel der 
K o m p e n s a t o r d r e h a c h s e. Der Kri- 
stall, dessen Doppelbrechung bestimmt werden soll, liegt mithin in 
der Subtraktions-Lage in bezug auf den Kompensator, wenn die 
Polarisationsebene der langsameren Welle bezw. die Schwin- 
gungsrichtung der Lichtbewegung mit größter Geschwindig- 
P 
P 
Fig. 3. 
Einstellung auf Kompensation bei 
einem Gangunterschied von ca. 
I * 
4 ' 
Fig. 4. 
Einstellung auf Kompensation bei 
einem Gangunterschied von ca. 2 X. 
keit a = a = g in dem zu untersuchenden Kristallblättchen parallel 
zum Tubus schlitz orientiert ist. Das ist also in zwei der vier mög- 
lichen Diagonalstellungen. Dann tritt beim Drehen des Kompen- 
sators nach beiden Seiten hin Kompensation ein. Daß im Gegensatz 
1 Die Fig. 2 — 6 sind sämtlich verkleinert und im weißen Licht 
photographiert. 
2 Die Kristallplatte (Glimmerblättchen) ist in den Fig. 3—6 nicht 
sichtbar, weil sie das Gesichtsfeld ausfüllt und strukturlos ist. 
