430 
M. Berek, Zur Messung der Doppelbrechung 
Einstellung des Kompensationsstr eifens in bezug auf 
den Schnittpunkt der Okularfäden ist innerhalb des gesamten Meß- 
bereichs nahezu die gleiche. Aus einer großen Anzahl von Ein- 
stellungen bei verschiedenen Gangunterschieden ergab sich im ein- 
farbigen Licht im Mittel für den mittleren Fehler einer 
Trommeleinstellung 48', so daß also bei einer Einstellung 
die Lage der Kompensatorplatte mit einem mittleren 
Fehler von 4,8' bestimmbar ist. 
Die Ermittlung des Neigungswinkels i erfolgt am besten, 
wie p. 393 erwähnt, durch Einstellung bei Links- und Rechts- 
drehung des Kompensators auf b ei d e Streifen. Ist die hierbei 
abgelesene Trommeldrehung w, so ist die gesuchte Neigung 
des Kompensatorblättchens 
Dieser Winkel i kommt dann für die Berechnung von f (i) 
nach 1 6 und des Gangunterschiedes nach 1 3 in Betracht. Um 
jedoch dem Arbeitenden auch diese Berechnung noch zu er- 
sparen, wird von den optischen Werken E. Leitz in Wetzlar 
dem Kompensator eine logarithmischeTafel beigegeben. Diese 
enthält gleich log. f (i) für jede Trommeldrehung w zwischen 0 0 und 
600 u in Intervallen von 20' zu 20', unter Berücksichtigung aller 
Glieder in 1 5 berechnet. Auch die K o m p e n s a t o r k o n s t a n t e f (J) 
wird bereits im Werk bestimmt. Der dem zugehörigen Kompen- 
sator eigentümliche log ist für verschiedene einfarbige 
I (Jj 
Lichtarten, sowie für den konventionellen optischen 
Schwerpunkt weißen Lichts am Kopf der Tabelle angegeben, 
so daß nur beide Logarithmen addiert zu werden brauchen. Der 
Numerus davon, im zweiten Teil der Tafel aufgeschlagen, gibt 
dann den gesuchten Wert x in der Gleichung r=xl. 
Folgendes Beispiel erläutert die Bestimmung eines Gang- 
unterschiedes: Für eine gemessene Trommeldrehung w = 62°40' 
entnimmt man direkt der Tabelle den Wert 
log F (w) = 7,4756 (= log f (i) ) 
log = 1,1752 (steht am Kopf der Tab.) 

log x = 8,6508 
r = 0,045 X 
oder für X — 589 /u/u : r = 26 /u/u. 
Bei intensiver Beleuchtung im weißen Licht führen schon 
geringe Gangunterschiede von 3 [Afi eine deutlich erkennbare 
und meßbare Auflösung des Kreuzes herbei. 
In der Null-Lage ist der Kompensator ferner als empfindliches 
Stauroskop zur Bestimmung der Auslöschungsrichtungen benutz- 
bar. Er ist hierbei ein zuverlässigeres Hilfsmittel als die vielfach 
