hauptsächlich mit Hilfe des Polarisationsmikroskops. 
431 
verwandten Platten nach M. Laurent, L. Calderon, H. Traube, 
A. Bravais u. a. Die Empfindlichkeit der Drehquarz -Halb - 
Schattenvorrichtungen im einfarbigen Licht erreicht er jedoch 
nicht. Doch wird eine so große Empfindlichkeit in vielen Fällen 
nicht begehrt und ist reell auch nur unter ganz besonderen 
Vorsichtsmaßregeln zu erreichen 1 , die zu treffen es dem 
arbeitenden Petrographen meist an Zeit fehlen dürfte. 
Der Kompensator ist ferner ohne weiteres zur Bestimmung 
des optischen Charakters benutzbar und ersetzt sowohl Gips- 
wie auch Glimmerblättchen. £> x bezw. y = c = k im Kompen- 
sator liegt parallel zur Schlitzrichtung, § 2 bezw. 
a = d = g also senkrecht zur Drehachse. 
Bei der Bestimmung des Charakters der Doppel- 
brechung im konvergenten Licht geht man von der Null- 
Lage des Kompensators aus, während sich die Kristallplatte in 
der Normalstellung befindet. Durch beiderseitiges Drehen der 
Trommel kann man die Änderungen im betrachteten Achsenbild 
des Minerals bis zum Auftreten der schwarzen Punkte in zwei 
Quadranten allmählich bewirken und somit die Verringerung bezw. 
Vergrößerung der Gangunterschiede besser erkennen. Infolge des 
negativen Charakters des Kalkspats gilt dieselbe Merkregel 
für -f- und — wie beim Viertelundulations-Glimmerblättchen, wenn 
man die Verbindungslinie der auftretenden schwarzen Punkte mit 
der Richtung der Kompensatordrehachse (Tubusschlitz) 
vergleicht. 
Bei der Ermittlung des Charakters der Schwin- 
gungsrichtungen im parallelen Licht geht man von der 
i Auslöschungsstellung der zu untersuchenden Kristallplatte aus. 
Dann dreht man den Kompensator, bis die empfindliche Farbe im 
Schnittpunkt der Okularfäden erscheint und beobachtet den Sinn, 
in welchem sich diese Interferenzfarbe beim Drehen der Kristall- 
platte ändert. Da man in der Lage ist, das Steigen oder 
Fallen der Interferenzfarbe während der Drehung des 
untersuchten Minerals auch an einer beliebigen anderen 
Stelle der Farbenskala zu prüfen, so ist diese Methode, 
auf der auch schon das drehbare Quarzblättchen von Biot beruht, 
sicherer als viele der üblichen Verfahren. 
1 4. Prüfung der Zuverlässigkeit des Kompensators 
durch Vergleichsmessungen. 
Es wurde der Gangunterschied eines fein gespaltenen Glimmer- 
blättchens und der 16 Stufen einer Glimmertreppe nach E. v. Fe- 
dorow sowohl mit Hilfe eines Kompensators nach Babinet, als 
auch mit Hilfe des drehbaren Kalkspatkompensators für 
1 M. Berek, N. Jahrb. f. Min. etc. Beil.-B. XXXIII. p. 586. 1912. 
