432 
M. Berek, Zur Messung der Doppelbrechung 
das Licht der D-Linie bestimmt. Als Lichtquelle diente der neue 
speziell für mikroskopische Zwecke bestimmte kleine Mono- 
chromator der Firma E. Leitz in Wetzlar 1 in Verbindung mit 
einer Liliput-Bogenlampe. Um auch ganz geringe Gang- 
unterschiede auf ihre Meßbarkeit hin zu prüfen, benützte ich noch 
eine | cm dicke, in einen kleinen Schraubstock gespannte Glas- 
platte, in der ich durch geringes Anziehen der Stockschraube 
Spannungsdoppelbrechung in verschiedener Größe erzeugte. Um 
diese äußerst geringen Gang unterschiede gut meßbar zu 
machen, wandte ich das unzerlegte weiße Licht der Liliput- 
Bogenlampe und geringe Beleuchtungs-Apertur an. Bei so kleinen 
Gangunterschieden kommt es auch auf die genaue Definition der 
Wellenlänge gar nicht mehr an. 
Für den Kompensator nach Babinet ergab sich als 
mittlerer Fehler einer Einstellung eines beliebigen Kom- 
Tabelle 2. 
Vergleichsmessungen verschiedener Gang unterschiede 
mit den Kompensatoren nach Babinet und Berek. 
Kompensator nach 
Trommel- 
Gegenstand 
B ABINET 
Berek 
drehung 
r 
mf, 
1 r 
inf, 
w 
Gepreßte Glasplatte . 
nicht meßbar 
Hfi 3,9 
+ 0,5 
24° 
20' 
desgl. . 
nicht meßbar 
5,3 
+ 0,6 
28 
20 
desgl. . 
18,1 ufi 
+ 3,9 
16,8 
±1,1 
49 
40 
Spaltungsplatte von 
Glimmer 
25,3 
+ 4,0 t u, u 
26.3 
1,2 
62 
40 
Stufe 
l 
134,3 
4,3 
135,0 
3,0 
141 
40 
2 
266,2 
4,5 
265,5 
4,1 
199 
20 
£ 
o 
3 
402,5 
— 
399,4 
— 
244 
40 
•o 
4. . . . . 
533 
— 
530 
— 
282 
0 
Q 
K 
> 
71 
5 ... . 
670 
5,4 
663 
L7 
315 
40 
71 
6 
799 
— 
796 
— 
346 
20 
7 
937 
— 
931 
— 
375 
0 
-rC 
V 
8 
1066 
— 
1064 
— 
401 
20 
9 
1202 
— 
1195 
— 
426 
0 
<D 
10. ... . 
1338 
7,3 
1335 
9,0 
450 
40 
di 
Ä 
11. ... . 
1466 
— 
1461 

472 
0 
S-i 
12 
1610 
— 
1604 
— 
494 
0 
<V 
£ 
13 
1746 
8,8 
1734 
11,2 
515 
20 
s 
14 
— 
— 
1868 
— 
535 
40 
o 
15. ... . 
— 
— 
2004 
— 
555 
20 
. ” 
16 
— 
— 
2145 
12,4 
575 
20 
1 Die Beschreibung dieses Monochromators erfolgt in Zeitschr. f. 
Instr. 1913. 
