hauptsächlich mit Hilfe des Polarisationsmikroskops. 
433 
pensationsstreifens, in Troimnelteilen gemessen, Jn = + 3,9. Die 
Kompensatorkonstante war im Mittel N = 578,9. Aus J T = xA = -^-A 
folgt fiir den mittleren Fehler einer Bestimmung vonx: 
d x = x J n / — -| — \ 1, 21 ) 
\ n 1 mN J ' 
worin N mit Hilfe der beiden Streifen als ermittelt gedacht ist, 
fiir die _T=m/ ist. Um den Einfluß dieses Fehlers möglichst 
klein zu machen, wurde in der Fehlerrechnung der größtmögliche 
Wert m = 3 eingesetzt. 
Die gemessenen Gangunterschiede und die berechneten Fehler 
sind in Tab. 2 zusammengestellt. Jede Zahl ist der Mittelwert 
aus 10 Einstellungen. Der Fehler der Mittelwerte ist also an- 
genähert gleich dem 3. Teil des angegebenen Fehlers einer Ein- 
stellung. Den Fehler in der Kenntnis von / ließ ich unberück- 
sichtigt, da es sich nur um Vergleichsmessungen handelt; ich setzte 
A = 589 /< ( «. Daher gelten 21 und 23 auch unmittelbar, wenn 
man darin x durch T ersetzt. 
Fiir den drehbaren Kalkspatkompensator wurde zu- 
nächst ebenfalls die Kompensatorkonstante f (J) bestimmt. Um 
einen Anhalt für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit dieser Be- 
stimmung zu erhalten, ermittelte ich f (J) für alle auftretenden 
Streifen bei parallelen wie gekreuzten Nicols zugleich 
mit und ohne Berücksichtigung der Korrektionsglieder. Tab. 3 
Tabelle 3. 
Bestimmung der Kompensatorkonstante f(J) für das Licht 
der D-Linie mitHilfe sämtlicher zwischen parallelen und 
gekreuzten Polarisationsprismen auftretenden Interferenz- 
streifen. 
f (J) berechnet nach 15 bezw. 18 
r 
irommeiarenung 
w = 20 i 
ohne mit einem mit zwei 
Korrektionsgliedern 
¥ ^ 
209° 40' 
0,0662 
0,0667 
0,0667 
l 
296 20 
54 
63 
63 
H 
365 40 
56 
69 
70 
2 
422 40 
50 
67 
68 
24 
474 0 
46 
68 
69 
3 
519 40 
40 
65 
67 
Ql 
ö ¥ 
563 40 
37 
66 
69 
4 
605 40 
36 
69 
72 
44 
643 40 
30 
67 
71 
Mittel . . . . 
0,0646 
0,0667 
0,0668 
log 
f(J) 
1,1752. 
Centralblatt f. Mineralogie etc. 1913 
28 
