hauptsächlich mit Hilfe des Polarisationsmikroskops. 
469 
man für die Rechnung die beiden zugeordneten Werte d ff = l-ö-° 
und d r — 0,7 uu benutzt: 
für die Anordnung von H. Schulz: 
mf 10 = 0,44; = 2,5 2 ; mithin d</; j 2 = ^ = 36' 
für den Kompensator nach Babinet: 
0 7-4 ia° 
m f J0 = 1,4 ; -’ 14 = 1,4*; mithin d ¥l , = f *- = 1 # 4' 
für den drehbaren Kalkspatkompensator: 
0.7 • 4 IV 0 
mf 10 = 1.1; - — = 1,6*; mithin d (p l2 = = 56'. 
Eine so genaue Orientierung der Kristallplatte ist schon bei 
Anwendung geringer Sorgfalt möglich. Dagegen ist eine so genaue 
Orientierung des Kompensators in den meisten Fällen schon des- 
halb nicht möglich , weil gewöhnlich mechanisch über die Ein- 
stellung des Kompensators durch Anlage eines Schlitzes am unteren 
oder oberen Ende des Mikroskoptubus verfügt ist. Um sicher zu 
gehen, wird man daher auf die genaue Diagonalstellung 
der Kristallplatte möglichste Sorgfalt verwenden müssen, denn 
dann sind die übrigbleibenden Fehler in der Orientierung des Kom- 
pensators, wie Fig. 7 zeigt, von ganz untergeordneter Bedeutung. 
Der neue drehbare Kalkspatkompensator hat nun 
vor dem BABixET’sehen Kompensator infolge des bogenförmigen 
Verlaufs der Stellen gleichen Gangunterschiedes und der damit 
verbundenen Orientierung der Polarisationsrichtungen den großen 
Vorzug, daß die Kompensationsstreifen nicht mit sym- 
metrischer Intensität durch den Schnittpunkt der Okular- 
fäden hindurchgehen, sobald die Kristallplatte nicht 
genau in der Diagonalstellung steht (vergl. Fig. 5 und 6). 
Auf diese Weise ist man bis zu gewissem Grade schon ge- 
zwungen, während der Messung die genaue Orientierung der Kristall- 
platte inne zu halten, und erzielt das einfach dadurch, daß man 
die Kristallplatte so weit dreht, bis die Lichtintensität auf den 
Kompensationsstreifen symmetrisch zur Mitte des Gesichtsfeldes 
verteilt ist. Die Testierenden Fehler in der Diagonalstellung des 
Schlitzes sind dann von verschwindendem Einfluß. 
Zusammenfassung. 
I. Der drehbare Kalkspatkompensator weist innerhalb 
des benutzten Drehungsbereiches eine Farbfolge mit ungefähr gleicher 
Annäherung an die XEWTOx’sche Farbenskala auf wie die Quarz- 
keil-Kompensatoren. Durch beliebige Wahl der Dicke des Kom- 
pensatorblättchens kann der Meßbereich beliebig erweitert werden. 
Die Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit des Kompensators steht 
der des BABisErschen nicht nach und ist für geringe Gangunter- 
schiede erheblich größer. Der Kompensator eignet sich auch zur 
Bestimmung des optischen Charakters im parallelen und konver- 
