560 C. Leiss. Mineralogisches Demonstrationsnnkroskop etc. 
in der Ebene verschoben, sondern auch durch freihändige Drehung 
in jene Lage gebracht werden kann, welche erforderlich ist, um 
an jedem Präparat den Studierenden diejenigen Erscheinungen zu 
zeigen, auf die es jeweilig ankommt. Der Dozent ist also mit 
Hilfe eines solch kleinen Instrumentes imstande, z. B. an 6 Dünn- 
schliffen , die einmal auf der Tischscheibe befestigt sind, immer 
wieder bestimmte charakteristische Erscheinungen zu zeigen. Der 
Ort für jedes einzelne der 6 Präparate ist auf dem Band der 
Revolverscheibe durch eine Nummer (1—6) deutlich gekennzeichnet; 
außerdem ist auf der Revolverscheibe reichlich Platz vorhanden, 
um durch aufgeklebte Zettel eine Erläuterung der einzelnen Objekte 
zu geben. 
Der Rand der Revolverscheibe ist zum bequemen Drehen der 
Scheibe grob gezahnt. Ein unterhalb der Scheibe wirkender 
federnder Stift s sorgt ähnlich wie bei einem Objektivrevolver für 
eine bestimmte Lage jedes einzelnen Präparates nach Einschaltung 
desselben in den Strahlengang des Mikroskops. Zum Festhalten 
der Präparate dienen die üblichen Federklemmen, für welche eine 
große Anzahl von Löchern in der Revolverscheibe vorgesehen sind, 
so daß man je nach der Lage des Präparates die Federklemmen 
an den verschiedensten Stellen in die Scheibe einstecken kann. 
Für die konoskopisclie Beobachtung ist auch bei 
diesem Demoustrationsmikroskop durch eine außerordentlich bequem 
zu handhabende Vorrichtung gesorgt. Mit Hilfe dieser ist es 
möglich, rasch von der orthoskopischen zur konoskopischeu Be- 
obachtung überzugehen. Soll für die konoskopisclie Beobachtung 
die Linse c für konvergentes Licht in den Strahleugaug eingeschaltet 
werden, so ist weiter nichts nötig, als mit Hilfe des kleinen 
Hebels h eine kurze drehende Bewegung nach rechts zu machen, 
worauf sofort der Träger der Kondensorlinse c gegen die untere 
Fläche der Revolverscheibe gedrückt und beim Passieren eiuer der 
6 Durchblicksöffnuugen des Tisches sofort in die Gebrauchsstellung 
einschnappt. Wird nun die Revolverscheibe mit den Präparaten 
weitergedreht, so senkt sich die Kondensorlinse automatisch nach 
unten, um bei der nächstfolgenden Durchblicksöffnung sofort wieder 
automatisch in die Gebrauchsstelluug einzurücken. Wird die Linse 
für konvergentes Licht nicht gebraucht, dann hat man weiter 
nichts zu tun, als an dem kleinen Hebel /< die Liusenfassung nach 
unten zu drücken und gleichzeitig eine drehende Bewegung nach 
links zu machen, worauf die Linse sich außer Gebrauchsstellung 
befindet und arretiert ist. 
Ein den hinteren Teil der Revolverscheibe umgebender Rand 
schützt die Präparate gegen ein unwillkürliches Verschieben durch 
die Beobachter. 
Der Tubus ist durch Zahn und Trieb einstellbar. Als Analy- 
sator dient ein im Tubus untergebrachtes aus- und einschaltbares 
Nicol mit senkrechten Endflächen nach Glan -Thomson. 
