M. v. Schwarz, Zwei neue Modelle etc. 
565 
niigen sie in den hier behandelten beiden Fällen doch nicht — oder 
nicht allein — zur Erklärung der Verhältnisse, vielmehr scheint 
für den Fläming die Annahme einer zweimaligen Vereisung not- 
wendig zu sein, für das Samland aber mindestens die Annahme einer 
Oszillation des Eisrandes, die die oberste flache Lehmdecke über 
den gestörten Untergrund ausbreitete. 
Zwei neue Modelle der Dichtebestimmungswage 1 . 
Von M. v. Schwarz in München. 
Mit 1 Textfigur. 
In dem Streben, die Dichtebestimmungen von verschiedenen 
mineralischen Stoffen möglichst bequem und genau ausführen zu 
können, bin ich zur Konstruktion von 2 neuen Modellen der schon 
vor 3 Jahren hier beschriebenen Dichtebestimmungswage 2 ge- 
kommen. 
Bei ersterer war der Meßbereich bis zu 10 g vorgesehen, 
womit man in der Regel sein Auskommen im Laboratorium finden 
kann, wenn es möglich ist, beliebig große Stücke von dem zu 
untersuchenden Körper herabzuschlagen. Bei feinkörnigen Ge- 
steinen ging die Wage auch noch gut anzuwenden, bei sehr grob- 
körnigen allerdings erscheint dies aber nicht mehr empfehlenswert. 
So habe ich nun für diese Fälle, oder besser, ganz allgemein 
für den Petrographen, dem ja meist ziemlich reichliche Mengen 
von Material vorliegen, eine Wage anfertigen lassen, die gerade 
die zehnfachen Gewichte des bisherigen Modells anzeigt, deren 
Skala also bis 100 g reicht. Es ist nun zwar möglich, für diesen 
Zweck einen auswechselbaren Zeiger mit größeren Wagschalen 
anzubringen, doch stellt sich dessen Anfertigung fast höher als 
die eines ganzen Modells, da ja eine Skala — auf empirischem 
Wege geeicht — für zwei Pendel genaue Werte geben müßte, 
was naturgemäß nur sehr schwer zu erreichen ist. 
Die äußere Skala reicht bis 33 g, während die innere einen 
Meßbereich von 30 bis 100 g aufweist. Zur Verwendung letzterer 
werden die Wagschalen an den zweiten Haken des Pendels ge- 
hängt, eine Manipulation, die sehr einfach mit einem Handgriff 
auszuführen ist. Dieses Modell scheint mir auch für fertige 
Fabrikate aus Halbedelsteinen sehr zweckmäßig, wenn es sich um 
größere Stücke handelt, die mit dem gewöhnlichen (normalen) 
Modell der Wage wegen ihren zu großen Dimensionen nicht mehr 
zu bestimmen sind. Für die zolltechnische Praxis, wo es sich 
häufig um Kontrolle von Rohprodukten und Halbfertigprodukten 
1 Die Wagen werden von A. Dresdner in Merseburg a. d. Saale her- 
gestellt und sind gesetzlich geschützt. 
2 Dies. Centralbl. 1910. No. 11. p. 447. 
