566 
M. v. Schwarz. 
handelt, möchte ich das gewöhnliche Modell empfehlen 1 . Zur 
Prüfung der Wage wurde die Skala durch Auflegen von Gewichten 
kontrolliert und weiterhin das spezifische Gewicht einer Reihe 
von Mineral-Bruchstücken ermittelt, deren spezifischen Gewichte 
genau zu ermitteln waren. Dazu wurden die spezifischen Ge- 
wichte von großen Stücken (meist Magnesites) auf einer genauen 
hydrostatischen Wage ermittelt und dann in Bruchstücke von ge- 
eigneter Größe zerschlagen. Die Tabelle zeigt wohl am besten 
die gute Uebereinstimmung der Resultate. 
Das zweite Modell der Wage ist speziell für den Edelstein- 
händler bestimmt und weist daher eine entsprechend fein geteilte 
Skala auf, deren Meßbereich sich bis 800 Milligramm erstreckt. 
Auch hier sind zwei Skalen vorgesehen, eine von 0 bis 320 mg, 
in Milligramm geteilt, und die zweite von 300 bis 800 mg; diese 
hat Teilstriche mit einem Intervall von 5 Milligramm, die aber 
voneinander noch reichlich weit abstehen, so daß Milligramm leicht 
eingeschätzt werden können. Die Skalen sind wie bei dem früher 
beschriebenen Modell zu verwenden, indem die Wagschalen für 
die innere (0,300 — 0,800 g) Teilung an einen Haken des Pendels 
gehängt werden , der dem Drehpunkte desselben entsprechend 
näher liegt. Die Anordnung des Skalabogens ist hier eine von 
dem früher beschriebenen Modell verschiedene. Sie ist um 45° 
davon verdreht angebracht, was durch die kleinen, hier in Frage 
kommenden Gewichte bedingt ist. Die bisherige Form hat sich 
für diese kleinen Belastungen nicht bewährt, wie ich durch mehr- 
fache Versuche herausgefunden habe, weil hierbei der Zeiger zu 
dünn und dadurch zu wenig widerstandsfähig war. Auch hier 
wurden die Genauigkeiten der Skalaangaben durch Auflegen von 
Gewichten kontrolliert und eine Anzahl von Dichtebestimmungen 
ausgeführt, welche die zu erreichende Genauigkeit am besten ver- 
anschaulichen. Die Tabelle zeigt die so gewonnenen Resultate. 
Was die Verwendbarkeit dieses Modells betrifft, so scheint es 
mir besonders für Edelsteinhändler geeignet, denn das spezifische 
Gewicht ist wohl das sicherste und bequemste Mittel zur Kon- 
trolle von Edelsteinen, wird aber bisher noch viel zu wenig von 
den in Frage kommenden Kreisen berücksichtigt, was wohl der 
bisher zu umständlichen Manipulation, besonders bei kleinen 
Steinen, zuzuschreiben ist. Fernerhin dürfte dieses Modell dem 
Mineralogen und Kristallographen gute Dienste leisten, weil damit 
noch recht kleine Kristalle auf das spezifische Gewicht hin einfach 
und genau zu prüfen sind. Aber selbst auch für den Petrographen 
scheint es mir empfehlenswert, denn er ist dadurch in der Lage, 
das spezifische Gewicht von kleinen Mineralsplittern zu bestimmen, 
1 Vergleiche meine Untersuchungen über das spezifische Gewicht 
von Ferrosilicium. Dissertation. München 1912. Ein Auszug davon in 
„Ferrum“ 1913. 
