Zwei neue Modelle der Dichtebestimmungswage. 
567 
die er, zum Beispiele von einem einigermaßen grobkörnigen Ge- 
stein, mechanisch herauspräparieren kann. 
Anmerkung. Für denjenigen, dem meine erste Veröffent- 
lichung nicht zugänglich, sei hier eine kurze Gebrauchsanweisung 
gegeben. Die untere Wagschale wird in den Zylinder eingetaucht, 
Fig. 1. 
der bis zur Marke mit ausgekochtem, destilliertem Wasser gefüllt 
ist. Hierauf erfolgt die Einstellung des Zeigers auf den Null- 
punkt der Skala, was durch Drehen der Fuß-Schrauben bewerk- 
stelligt wird. Durch Auflegen des zu untersuchenden Körpers 
auf die obere Wagschale wird dessen absolutes Gewicht (— m) 
bestimmt; hierauf bringt man ihn auf die untere Schale ins 
Wasser und liest die Zeigerstellung abermals ab. Die Differenz 
gegenüber der ersten Ablesung entspricht seinem Volumen (= v). 
Das spezifische Gewicht (= s) erhält man dann durch eine ein- 
fache Division m : v = s, wobei ein Rechenschieber sehr bequem 
zu verwenden ist. Hat man es in der Hand, beliebig große Stücke 
des zu untersuchenden Materials abzuschlagen, so wählt man sie 
zweckentsprechend beim leichten Modell von 0,15 — 0,25 g oder 
gegen 0,8 g, beim schweren entweder gegen 30 oder gegen 100 g, 
weil dann die Genauigkeit die höchste wird. Man kann gleich- 
zeitig auch mehrere Splitter auflegen und erhält so gleich Mittel- 
werte, was manchmal auch zweckmäßig ist. 
