580 
M. Berek, Berichtigung und Nachtrag 
achtet, so hätte er gesehen , daß schon die Messung des zu <b x 
gehörigen Nicolazimutes die Orientierung von X, Y, Z festlegt; 
die Frage der beiden symmetrischen Orientierungen wäre dann für 
Viola überhaupt nicht entstanden. 
Viola behauptet *, daß die von mir aufgestellte Methode sich 
auf den von ihm gefundenen Satz gründe, daß für den auszu- 
scheidenden extremalen Grenzwinkel der im Kristall streifend ein- 
fallende Strahl vor der Brechung senkrecht zur Einfallsebene 
polarisiert ist. Diese Behauptung von Viola ist völlig 
unrichtig; meine Unterscheidungsregel 1 2 gründet sich lediglich 
auf einen von mir bewiesenen allgemeinen Satz über die charak- 
teristischen Nicolazimute. Sie hat mit dem Satze von Viola nichts 
zu tun. Bei der Nicoleinschaltung nach F. Pockels wird der Satz 
von Viola zwar vielfach nützlich sein, aber auch hier ist er nicht 
die Grundlage, weil er für manche Fälle zur Lösung der Aufgabe 
nicht hinreicht. 
Berichtigung und Nachtrag zu meiner Mitteilung ,,Zur Mes- 
sung der Doppelbrechung usw.“ 
Von M. Berek in Wetzlar. 
Herr F. Pockels hatte die Freundlichkeit, mich nacli Er- 
scheinen des ersten Teiles der Mitteilung 3 auf zwei Punkte auf- 
merksam zu machen, die ich hiermit berichtige und ergänze. 
1. Zunächst handelt es sich darum, wovon die Farbfolge 
eines doppeltbrechenden Keiles abhängt. In den maßgebenden Lehr- 
büchern werden größere Abweichungen von der NEWTON’schen Skala 
auf größere Dispersionsbeträge und entsprechend unvollständige 
Kompensation im weißen Licht auf ungleiche Dispersion zurück- 
geführt. Ich hatte p. 392 ebenfalls behauptet, daß für die Farb- 
folge nur der Betrag der Dispersion maßgebend sei. Indes läßt 
sich sehr leicht zeigen, daß dies irrig ist. 
d'n bezeichne die Doppelbrechung, J ihre Dispersion für zwei 
Lichtarten und 1 die Plattendicke. Die Indizes ' und “ beziehen 
sicli auf zwei verschiedene Platten. Für eine Lichtart von der 
Wellenlänge / haben beide Platten denselben Gangunterschied r, 
in der Maßeinheit von 1 gemessen, wenn 
„ 1 dn ^ = 1 cfii^ = r 1) 
ist. Für eine zweite Lichtart k + dA werden die Gangunterschiede 
1" (tta A + //")= r + \“ j ‘‘ 
1 C. Viola, a. a. 0. p. 66. 
- F. Schwietring, a. a. 0. p. 31. 
3 Dies. Centralbl. 1913. p. 388. 
