Besprechungen. 
247 
kannt vorausgesetzt ist, hingegen die Instrumente und Bestimmungs- 
metlioden in größter Ausführlichkeit und Vollständigkeit behandelt 
werden. Im Eingänge wird das Polarisationsmikroskop mit seinen 
Hilfsapparaten , die Justierung und Zentrierung besprochen , und 
dann eine Übersicht über die verschiedenen Bestimmungsarbeiten 
im gewöhnlichen Lichte, im parallelen polarisierten Lichte mir 
Polarisator, im parallelen polarisierten Lichte bei gekreuzten Nicols 
und schließlich im konvergenten polarisierten Lichte gegeben mit 
Anschluß einer Tabelle über die optischen Erscheinungen der ein- 
zelnen Kristallsysteme. Dieser Übersicht über die Bestimmungs- 
arbeiten entspricht die weitere Anordnung des Buches , und es 
kann hier auf eine genauere Inhaltsangabe verzichtet werden mit 
Hinweis darauf, daß die mineraloptischen Untersuchungen und 
deren Hilfsmittel vollständig bis zu den neuesten erörtert sind, 
z. B. die kurz vor Erscheinen dieser Arbeit von Wright an- 
gegebene Kombination von Quarzkeil und Gipsblättchen. Im An- 
schluß an den Glimmerkompensator Fedorow’s findet sich eine 
Tafel über die Stärke der Doppelbrechung der verschiedenen Mine- 
ralien , deren Abszissen die Größe L , die Ordinaten die Dicke 
der Präparate in Üioo mm angeben. Ebenfalls von Feuouow 
stammt ein Diagramm auf p. 64 zur Bestimmung des wahren 
Achsenwinkels aus dem scheinbaren Achsenwinkel und dem Brechungs- 
exponenten , das hierbei die Stelle der gleichfalls abgebildeten 
ScHWARZMAXN’selien Achsenwinkelskala vertreten kann. Auf p. 60 
findet sich das Diagramm von Pmssox über die Beziehungen 
zwischen Dicke des Präparates, Iuterferenzfarbe und Größe der 
Doppelbrechung, das übrigens wohl richtiger mit dem Namen 
Michel-Levy’s (1888) bezeichnet würde. Das Verständnis dieses 
Diagramms wird jedoch sehr erschwert durch eine Keilte von Irr- 
tümern in der Beschreibung des Diagramms auf p. 59 : Die Größe 
der Doppelbrechung ist in dem Diagramme nicht .rechts" . sondern 
oben und rechts angegeben und ist nicht durch die „horizontalen", 
sondern durch diagonale Linien zu verfolgen. Ebenso findet sich 
die Dicke des Präparates nicht „ oben l ' , sondern links und wird 
nicht durch „ vertikale ^ , sondern durch horizontale Linien au- 
gedeutet. Die vertikalen Linien zeigen die verschiedenen Inter- 
ferenzfarben der ersten bis vierten Ordnung an. — Am Schlüsse 
wird die von Kixxe angegebene Übungssammlung von 24 Schliffen 
empfohlen und eine tabellarische Übersicht über die mit denselben 
vorzunelimenden Bestimmungsarbeiten gegeben. 
Der reiche Inhalt dieser Arbeit würde mehr zur Geltung 
kommen, wenn dieselbe durch Unterschiede im Drucke oder schärfere 
Numerierung der einzelnen Abschnitte etwas übersichtlicher ge- 
gliedert wäre. Sehr zu begrüßen ist, daß Verf. Namen wie Wright 
neben der russischen Schreibweise in Klammer in lateinischen Buch- 
staben beifügt . leider aber geschieht dies nicht dnrchgehetuls , so 
