Neue Instrumente und Beobachtungsniethoden. 
745 
Neue Instrumente und Beobachtungsmethoden. 
Mikroskop-Okular mit Quarzkeil-Kompensator. 
Von H. Siedentopf in Jena, 
Mitteilung aus der optischen Werkstätte von C. Zeiss. 
Mit 2 Textfiguren. 
Das Okular mit verschieb baren Quarz keilen ist ähnlich 
dem von J. Amann in Zeitschr. wiss. Mikr. p. 440, 1894. 11. 
beschriebenen Birefraktometer. Es hat die Form des Okular- 
schraubenmikrometers (vergl. Fig. 38, p. 77 unseres Kataloges 
über Mikroskope 33. Ausgabe 1906), nur daß die seitliche Meß- 
trommel fehlt uud an ihrer Stelle eine Öffnung angebracht ist, 
in welche die Quarzkeile eingeschoben werden können. Das 
Ganze wird anstatt des Okulars in den Tubus des Mikroskops ge- 
schoben und festgeklemmt. Es besteht aus den Quarzkeilen und 
einem Ramsdenscken Okular, in dessen Bildebene der Quarzkeil 
verschiebbar • ist. Die optische Achse der Keile liegt parallel der 
Fig. 1. Mikroskop-Okular mit Quarzkeil- Fig. 2. Quarzkeil-Kompen- 
Kompensator. sator. 
langen Kante. Der Keil ist in seiner Längsrichtung verschiebbar. 
Er trägt auf seiner Oberseite eine Teilung, welche den 
,, , .... mm 
Gangunterschied in — — — an gibt, welchen der ordentliche 
und der außerordentliche Strahl gegeneinander beim Durchgang 
durch den Keil in den bezüglichen Querschnitten erhalten. 
Sind die gekreuzten Polarisationsebenen des Polarisators und 
des auf das Okular gesetzten Analysators unter 45° gegen die 
