78 - 
ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE COMPARÉES 
l’extrémité du siphon soit dirigée perpendiculairement à la surface 
du liquide. 
L’extrémité libre du siphon est reliée au levier d’un tambour de 
Marey [T. fig. 29) qui transmettra à un tambour enregistreur sem- 
blable les moindres mouvements de cet organe. Ce second tambour 
[S) est muni d’un stylet qui inscrit tous les mouvements transmis 
par le tambour récepteur sur un cylindre [cq) revêtu d’un papier 
enduit de noir de fumée. La cuve de verre renfermant l’animal est 
enfermée dans une chambre noire [B), percée seulement d’une 
fenêtre antérieure et d’un petit orifice supérieur (o) pour laisser 
passer le fil (/) réunissant le bout du siphon au stylet du tambour 
récepteur {T), La fixation du fil au bout du siphon se fait avec une 
épingle de laiton recourbée ou avec un hameçon assez gros pour 
éviter les déchirures du tissu, qui provoqueraient des contractions 
permanentes de l’organe. 
L’appareil doit être placé sur une lourde table ou mieus, comme 
nous l’avons fait, sur une console de pierre fixée dans le mur pour 
éviter tous les ébranlements. Pour cette même raison, les parois 
de la boîte doivent être en bois lourd et épais. Elle ne doit pas 
être garnie d’un fond et la cuve repose sur la console directement. 
La petite fenêtre s’ouvre juste en face du siphon, dont on veut 
explorer la sensibilité à la lumière : Elle peut être fermée par une 
vitre quand on opère avec l’aide de la chaleur^ comme nous le 
verrons plus loin et, dans ce cas, on fait plonger dans l’eau de la 
cuve un thermomètre régulateur, dont la tige sort par un petit 
orifice percé dans le plancher supérieur. Cette fenêtre peut égale- 
ment recevoir dans une glissière des verres de couleur ou des 
cuves plates renfermant des solutions colorées ou athermanes, des 
prismes, etc... 
Obturateur , — La fenêtre peut en outre être ouverte ou fermée, 
pendant un temps plus ou moins long au moyen d’un obturateur. 
Celui-ci se compose d’une plaque de cuivre fixe percée d’un orifice 
de même dimension que la fenêtre. En avant de cet orifice, peuvent 
se mouvoir l’un vers l’autre deus volets mobiles glissant à frot- 
tement et parfaitement appliqués sur la plaque de cuivre. Les deus 
