88 — 
saria un estrema precisione. I gas che una volta credevansi esattamente ob- 
bedire alla nota legge, furono detti fluidi elastici perfetti, e quelli che anche 
per poco non la seguivano, si dicevano fluidi elastici imperfetti. Si vede però 
dalle precedenti sperienze che, ad eccezione dell’idrogene, tutti gli altri gas 
debbono appartenere a ques.a seconda classe. 
L’apparato del sig. Regnault fu stabilito in una torre, che Savart aveva 
fatto costruire nel collegio di Francia: aveva esso molta somiglianza con quello 
dei signori Dulong ed Arago, però differiva da questo per modificazioni della 
maggiore importanza , con utilità grandissima ed ingegnosamente introdotte 
dal sig. Regnault. 1 limiti di questa memoria non ci permettono riferire lo 
sviluppo di così fatti perfezionamenti , che potranno leggersi nei Comples 
Rendus dell’accademia delle scienze T. XXIII, pag. 787: diremo soltanto con 
brevità, le correzioni usate nello sperimentare, che sono le seguenti. 
1. ° In tutte le sperienze faceva d’uopo aggiungere alla pressione della 
colonna mercuriale, quella che l’atmosfera esercita sulla colonna medesima. 
Però la colonna di atmosfera diminuisce quando s’innalza la sua base: bisognava 
dunque aggiungere non l’altezza barometrica h, osservata sul suolo del labo- 
ratorio, ma bensì l’altezza ìi' che si sarebbe trovata, collocando il pozzuolo 
deH’istromento al livello della sommità della colonna di mercurio. Quindi è 
che h' veniva calcolata mediante la formula 
~ ^ 8393 log. — , 
essendo l’altezza dell’estremo superiore della colonna mercuriale nei 
tubi, al di sopra del punto zero del barometro. 
2. " Un altra causa d’ errore proviene dalla compressibilità del mercurio: 
la colonna che misura le pressioni non è affatto amogenea; poiché gli strati 
superiori comprimendo gfinferiori ne aumentano la densità; bisognava per- 
ciò ridurre 1’ altezza osservata a quello sarebbe , se fosse tutta di uniforme 
densità: quindi si fece il calcolo, e si costrusse una tavola di correzioni per 
tutte le altezze necessarie. 
3. “ La temperatura agisce sul gas racchiuso nel monometro per variarne 
il volume. Le correzioni relative a questa causa di errore sarebbero per così 
dire impossibili, se le temperature variassero molto; perchè bisognerebbe cono- 
scere i coefficienti della dilatazione del gas a tutte le pressioni, e questi non sono 
ancora determinati ; solo sappiamo che i medesimi sono variabili. Ma for- 
tunatamente r acqua che circonda il manometro , mantiene la temperatura 
