— 207 — 
sta velocità è stata trovata convenientissima tanto per dare nei venti forti un 
sufficiente tempo da scaricarsi allo scappamento del contatore, quanto perchè 
anche nei più deboli venticelli si possa avere la necessaria quantità di giri 
da segnare sulla carta il risultato. 
La curva diurna della velocità del vento si traccia a questo modo : La 
terza ruota di un contatore messo in giuoco da un elettromagnete il cui cir- 
cuito è aperto e chiuso dal mulinello, porta una girella sulla cui circonferenza 
si avvolge una catenella da orologio che coll’altro capo è attaccata ad un la- 
pis portato da un parallelogrammo articolato: questa girella è libera sull’asse 
e può girare da se, e solo viene congiunta con la 3'^ ruota mediante un den- 
tino che ingrana in una ruota detta a rochet e vi è tenuto in posto per l’azione 
di una molla. Per tal congegno quando il contatore cammina, il lapis viene 
tirato più o meno secondo la velocità della ruota e del vento. Finita un’ora, 
al sonare dell’ orologio , una leva stacca la carruccola col suo dentino dalla 
ruota a l'ochet, e così essa e il parallelogrammo restati liberi per un breve 
tempo , sono portati indietro all’origine del movimento mediante l’azione di 
un peso ancor esso attaccato al parallelogrammo mediante una girella di ri- 
mando. Quindi il contatore deve avere la forza da rimontare questo peso co- 
me si è accennato di sopra, e perciò si è dovuto aggiungere un peso al ro- 
teggio solito usarsi negli orologi elettromagneti. 
Per notare la direzione del vento vi sono quattro elettromagneti de’quali 
ciascuno può esser messo nel circuito secondo il moto di una linguetta at- 
taccata all’asta della banderuola del vento che striscia sopra una rosa orientata 
e divisa io 4 spartimenti S, E, N, 0. Abbiamo così sulla carta tracciati i 4 
venti principali e anche gli intermedi perchè allora due degli magneti agiscono 
insieme. La cosa più importante era ottenere una corrente forte e costante, con 
poca spesa. A ciò si serviamo della Pila di Daniel), ma modificata in modo 
da impedirne il suo indebolimento dovuto al passaggio del solfato di rame 
verso lo zinco: a questo difetto si rimediò col tenere il livello del solfato di 
rame più basso che quello della soluzione dell’ ac. solforico- Ciò si ottiene 
coll’adattarvi un sifone che scarica reccesso del solfato di rame in un altro 
vaso e mantiene così un livello costante inferiore all’aoqua acidula. Usando 
zinchi fortemente amalgamati questa pila dura fino 20 giorni costantissima (1). 
(1) Per una descrizione più minuta v. Giornale di Roma 24 febr.° 1889 e mera, del- 
rOss.° del Coll. Roni. 1859. Nuova serie n.“ I. ove sono i disegni della macchina, comple- 
tata anche coll’aggiunta del termografo metallico del sig. Kreil. 
