— 221 — 
quella del vento, se l’istromento si fosse fermato, e l’aria colla velocità di que-^ 
sto avesse agito sul volante, poiché gli avrebbe fatto eseguire lo stesso nu- 
mero di giri nello stesso tempo- Con questi dati sperimentali determineremo 
per mezzo della (8) la costante A. Si può giungere alla medesima determina- 
zione per mezzo deU’anemometro del sig. Combes, nel quale la velocità oriz- 
zontale del vento è data dalla ' 
w = a -H bn” 
essendo n” il numero dei giri fatti dal volante in 1", ed a, b due costanti 
da determinarsi colla sperienza per ogni stromento. In quello per esempio 
posseduto dal museo fisico della università romana, l’equazione precedente si 
converte nella 
w = 0”,115-l-0”,09y( n". 
Dovrà per questa sperienza scegliersi una giornata , in cui la velocità del 
vento sia fra i limiti 0^5 ed 8'", fra’ quali sono circoscritte le indicazioni 
esatte di questo istromento- Bisognerà però sempre in tale caso fare agire con- 
temporaneamente l’anemometrografo, per conoscere il numero n relativo al 
tempo ty e quindi si potrà venire in cognizione di A. 
Questo nostro istromento, come fu descritto, può anche servire, purché 
sia fatto leggiero il più possibile, a riconoscere ed a misurare le ventilazioni 
tenuissime negli ambienti chiusi, come sarebbero quelle che non hanno ve- 
locità maggiore di o”, 16 per secondo. In fine può sostituirsi con grande 
utilità, in ognuno di quei casi nei quali si fa uso dell’ anemometro del sig. 
Combes/ come per conoscere la quantità di ventilazione negli appartamenti, 
nelle prigioni, negli ospedali, nelle miniere, nei luoghi ove si depositano materie 
dalle quali esalano molesti odori o nocivi, nelle caserme, nei teatri, e negli 
anfiteatri. Ognuno poi vede che questo anemometrografo può essere dovunque 
collocato , ed anche può combinarsi cogli altri |stromenti meteorografi per 
mezzo di opportuno ingranaggio; così pure in modello, e mediante una cor- 
rente d’aria artificiale, può farsi agire nelle pubbliche lezioni sperimentali. 
30 
