— 369 — 
Bouguer (1), Smeaton (2); in seguito Mussembroeck compose pur esso un pi- 
rometro, per misurare gli effetti del calorico sui solidi; e più tardi Ferdinando 
Berlhoud in Francia costruì la prima stufa in grande, con un pirometro per 
lo studio de’suoi pendoli compensatori , che il medesimo espose successiva- 
mente alla temperatura del ghiaccio fondente , ed a quella di 35° : così 
ottenne un pendolo sensibilmente compensato , ma della forma di quelli a 
telare, dei quali daremo in seguito l’analisi. Berthoud inoltre, dalle sue spe- 
rienze, dedusse una tavola delle dilatazioni dei diversi metalli, molto utile per 
la orologieria; giacché le verghe dei medesimi, avuto riguardo alla destina- 
zione loro, furono sperimentate sotto il peso della lente: circostanza che non 
può trascurarsi, per la esattezza della costruzione dei pendoli compensatori. 
Però affinchè la misura del tempo riesca precisa, e quale oggi l’avanzamento 
delle scienze fìsiche ed astronomiche richiedono, fa d’ uopo che non solo il 
pendolo compensatore, ma eziandio con esso l’ insieme dell’orologio sia spe- 
rimentato nella stufa, per ottenere quella compensazione che dicesi assoluta: 
attualmente questa pratica si osserva, ma fu trascurata da Berthoud. In fatti 
si conosce che in un osservatorio, la dilatazione locale non differisce sensi- 
bilmente ; ma in un appartamento riscaldato , se un termometro si colloca 
presso la lente, ed un altro presso la sospensione del pendolo, questo marca 
sensibilmente più del primo; perchè gli strati di aria riscaldati, s’ innalzano 
al disopra dei meno caldi, ed il pendolo non può essere compensato simul- 
taneamente in tutte le sue parti. 
Trovata la lunghezza del cilindro di mercurio, che prossimamente com- 
pensa il pendolo, si paragonerà col tempo siderale, per verificare se il moto 
è veramente uniforme, ad onta dei cangiamenti di temperatura. Se non lo 
sia, dovranno aggiungersi o togliersi delle piccole quantità di mercurio, e dopo 
qualche tentativo , si otterrà la richiesta compensazione- Si potranno anche 
a questo fine adoperare i due registri uno L fig. [V 2,“ e 3“ ) per le pic- 
cole, l’altro F per le grandi rettificazioni. 
Il pendolo compensatore a mercurio , fu rimpiazzato circa il 1738 da 
quello tutto solido a telaro; il motivo di questa sostituzione deve riconoscersi 
nella novità , piuttosto che nella utilità ; in fatti oggi quello è preferito a 
questo. E per verità il pendolo a mercurio, meno di quello a telaro od a 
(1) Hist. de l’accad. Roy. an. 1745, p. 235. 
(2) Philos. Trans, voi. 48, pari. 2, p. 598. 
49 
