del micrometro oculare, dovremo dire: se in 5 x 0, mm 001224 s j avevano % 
g 
strie, in 1 millimetro quante se ne avranno? ed il risultato finale sarà 
4 0, n ' te 00612 
= 1307. Dunque le strie dello Stauroncis Phcenicenteron sono di tale finezza 
che in un millimetro se ne contarebbero 1307. 
Per quanto però tale metodo per prendere piccole misure sia giusto in 
teoria, ed in moltissimi casi si riscontri ancore il più pratico, pure in molte 
circostanze nel riconoscere finissimi dettagli riesce di un impiego malagevole 
ed incerto. E questo specialmente avviene allora che si ha da fare con le 
Diatomee le più diificili, lo studio delle quali richiede i più poderosi ometti- 
vi, e la direzzione della illuminazione la più accurata. Chi si è famigliariz - 
zato con lo studio di quelle può bene farmi testimonianza come la percezzione 
di finissime strie esigga una sostenuta tensione della facoltà visiva, in modo che si 
esiti molto ed alle volte non si possa arrivare a riconoscere senza esitazione 
e con certezza il numero di minutissime strie, le quali vengono comprese in 
un intervallo, il quale relativamente all’ ingrandimento inpiegato ed alla infi- 
nita piccolezza dei dettagli appare considerevole. A tale inconveniente mi è 
dato in parte ovviare con l’uso di micrometri oculari variabili. Io ne ho due, 
l’uno così detto a filo di ragno costruito app ositamente dal sig. Nachet di 
Parigi, l’altro a punte variabili di Hartnack. Le due linee o fili del primo e 
le due punte del secondo vengono scostate l’uno dall’altro ad una data di- 
tanza, la quale si determina dal principio con il confronto di un micrometro 
ohjettivo. Ricondotta pertanto al mezzo del campo di visione la Diatomea, e 
sottoposta al micrometro variabile , si determina il numero delle strie , o a 
colpo d’occhio, o pure facendo lentissimamente avanzare una delle linee o 
una delle punte ponendo tutta l’attenzione alla punta o alla linea in movi- 
mento, e al traversare che fa successivamente le strie, delle quali si viene 
così a determinare il numero. 
Ma anche questo mezzo incontra una grave difficoltà per l’oscillazione 
che inevitabilmente si imprime all’ istrumento, in modo che più strie vedonsi 
passare inanzi o indietro al punto mobile di mira, per cui di nuovo mi ri- 
trovo nell’ incertezza e nel timore di errare. Simile difficoltà non la riterrei 
eliminabile se non che rendendo il micrometro oculare indipendente dal corpo 
del Microscopio con adattarlo su di un piede o sostegno distinto dalla montatura 
di questo. In mancanza di tale disposizione allorquando devo occuparmi at- 
torno le Diatomee più difficili per 1’ estrema delicatezza di striazione , della 
