— (70 — 
Rettificazione alla memoria presentata alla sessione IV, su l'uso delle linee 
di Nobert e delle preparazioni di Diatomee, a valutare V efficacia dei 
Microscopj , del Conte Ab. Francesco Castracane degli Antelminelli. 
IVella sessione dei 7 Marzo di questo anno ebbi l’onore di presentare al- 
cune osservazioni su l’uso comparativo delle linee di Nobert e delle prepa- 
razioni di Diatomee come test ossia nell’ intento di cimentare la bontà e le 
qualità di un Microscopio quale mezzo di osservazione. Da quelle io mi cre- 
detti autorizzato a sostenere che la preferenza sotto ogni aspetto doveva ac- 
cordarsi alle Diatomee e alle loro valve come quelle dalle quali potevasi at- 
tendere madore regolarità e finezza di dettadio. 
CO cj 
A conferma di che posi innanzi l’esempio d e\V Amphipleura pellucida, Kg. 
della magnifica preparazione Mòleriana, che possiedo. Dissi di averne perfet- 
tamente risoluto le minutissime strie, delle quali và distinta, e di averle ri- 
soluto con tanta chiarezza da poterne calcolare ancora il numero; ed a con- 
ferma di questo citai la testimonianza del Naturalista Doti. Licopoli , con il 
quale mi trovai in perfetto accordo nella estimazione di detto numero. Al- 
lora io non riputai oportuno il precisare il numero verificaio con il mezzo 
del micrometro oculare a punte mobili, mentre aggiungevo che « un tal me- 
li todo io non saprei riguardare come interamente esatto, ma soltanto come 
» approssimativo », rimettendo il far conoscere il numero ottenuto allora 
che avrei eseguito 1’ immagine fotografica della Anfipleura: mentre in altra 
circostanza avevo stabilito che il solo mezzo per fissare con precisione il nu- 
mero delle strie nei casi più difficili si e quello della enumerazione fattane 
sopra una data estensione della negativa ottenuta sopra vetro. 
Nè è molto tempo che mi provai a portare la cosa ad atto, profittando di 
una impressione fotografica che ottenni sopra vetro dell’ Amphipleura pellu- 
cida, Kg. della preparazione di Mòler, la quale impressione non è riescita 
della forza che si richiede a dare delle buone positive, ma presenta una ma- 
ravigliosa finezza di dettaglio. Ma quale non fu la mia sorpresa allora che 
nel sopraporre alla immagine negativa un intaglio corrispondente ad un cen- 
tesimo di millimetro moltiplicato per seicenloquaranta , che era 1’ ingrandi- 
mento lineare della immagine ottenuta, non enumerai altro che quaranta strie! 
così che mi fu forza il dedurre che il numero delle strie della Diatomea suin- 
dicata non era maggiore di quattromila in un millimetro. 
