bifilare del eh. Palmieri, si potrebbe riguardare idoneo, perla misura della elettri- 
cità, sviluppata nell’asta salente; giacché la induzione colle successive accumula- 
zioni, tanto nel condensatore voltaico, quanto nell’ indicato elettrometro bifi- 
lare, costituisce la essenza dell’uno e l’altro congegno ; inoltre i risultamenti 
ottenuti da tanti fisici nelle sperienze loro di elettrostatica, fatte col conden- 
satore, non si potrebbero più come scientifici riguardare. Del resto non basta 
chiedere se i risultamenti elettro-atmosferici , ottenuti col condensatore sieno 
scientifici, ma bisogna dire per quali motivi si può dubitare della verità loro. 
Quando si adoperi questo prezioso istromento colle debite cautele, specialmente 
sopprimendo la cera di Spagna fra’ suoi due piattelli , e sostituendo ad essa , 
o due sottilissimi fili di seta, o meglio ancora, l’aria soltanto, come nell’eccellente 
condensatore del Riess, che utilmente adopero; non potremo temere che l’ istro- 
mento medesimo non sia fedele nelle sue indicazioni elettro-atmosferiche, sì 
qualitative, che quantitative. Se qualcuno pretendesse dubitare di queste, non 
potrà mai cadere in mente a veruno di dubitare delle qualitative , le quali 
però sono alcune volte in contraddizione con quelle, fornite dal conduttore sa- 
lente; lo che basta senza più per escludere la pratica di questo. 
Dice il Belli « All’ apparecchio a fiamma si può applicare utilmente il 
» condensatore, mediante il quale, si possono avere segni sensibili, anche quando 
» l’elettricità atmosferica è debolissima ». Continua il nominato fisico a de- 
scrivere, come da esso viene associato il condensatore al conduttore fisso (235). 
Dunque il condensatore, anche per opinione del nominato fisico, è molto utile 
nelle indicate ricerche. Però , la fiamma non deve adoperarsi per le ricerche 
elettro -atmosferiche , producendo essa una corrente d’aria da! basso all’alto , 
verso l’estremo superiore del conduttore fìsso ; e perciò comunicando al me- 
desimo una elettricità positiva, non propria dell’atmosfera , ma indotta dalla 
negativa terrestre. Neppure si deve usare il dito bagnato, per fare la comunica- 
zione del piattello indotto col suolo; perchè questo contatto, introduce nel piattello 
stesso, una nuova elettricità, la quale modifica in modo sensibile il risultamento 
che si cerca, essendo questo, nelle sperienze in proposito, tenue molto. In vece 
la comunicazione col suolo, deve farsi mediante un asta metallica dorata, co- 
municante col suolo per mezzo di una catenella metallica , e separata dalla 
mano per mezzo di un’asticella di vetro verniciato; come pure dorati debbono 
essere i piattelli del condensatore. Sarà poi molto più sensibile un conden- 
(225) Corso di fisica sperim., p. 704, § 1529. 
42 ' 
