Ueber hypsometrische Messungen insbesondere zu geologisch-orographischen Zwecken. 19 
graphisch darzustellen. Auch ist ersichtlich, wie weit sich dieser störende 
Einfluss erstreckt, und es ist dahei nicht uninteressant wahrzunehmen, wie 
die unteren Zahlen der Columnen E und F mit den Zahlen der Columne D 
fast durchgehends besser zusammenstimmen, als die oberen. 
Nr. 
Ort meiner Beobachtung 
Hüllenunterschied gegen 
Seehühe gegen 
A. Wien 
B. Bi’ünn 
C. Möuich- 
kirchen 
D. Wien 
E. Brünn 
F. Mü- 
üichk. 
1 
Thehner Kogel (am Einfluss der 
March) 
+ 172-26 
+ 150-50 
—243-07 
270-31 
271-51 
272*44 
2 
Horn, Galgenberg 
+ 88-87 
+ 41-97 
—337-35 
186-92 
270-44 
162-98 
269-16 
178-16 
3 
Krems, Saubüliel 
+ 72-06 
4- 49-12 
—352-08 
170-11 
187-90 
170-13 
185-61 
163-43 
4 
Gloggnitz, Gasth. z. Adler l.St. 
+ 135-50 
+ 126-80 
—276-65 
233-55 
167-88 
247-81 
168-06 
238-86 
5 
Fischau bei W. Neustadt, Hügel 
+ 91-08 
+ 74-54 
—327-19 
189-13 
233-39 
195-55 
231-63 
188.32 
188-40 
186-76 j 
6. Nun nur noch ein Wort über Barometer-Beobachtungen selbst^). Die 
Reiseharometer, deren man sich hei uns gewöhnlich bedient, sind bekannt- 
lich entweder Gefäss- oder Heherharometer. Die ersteren haben den Vortheil, 
dass dahei nur eine einmalige Einstellung und Ablesung nothwendig ist, dahei 
ist jedoch nothwendig, eine Corrcction anzubringen, die auch bei kleinen 
Höhendifferenzen niemals, wie diess wohl häufig geschieht, vernachlässigt 
werden sollte, da ihr Einfluss selten ganz unbedeutend ist. Diese Correction 
hängt aber ab von dem inneren Durchmesser der Röhre =(/, von dem äusse- 
ren derselben —d'^ und von dem inneren Durchmesser des Gefässes — D. 
Denn sei die Quecksilbersäule um die Grösse h gestiegen, so wird die untere 
Quecksilberfläche nothwendig gefallen sein um eine Grösse x, welche jedenfalls 
zu h addirt werden muss, um die wahre Höhe der Quecksilbersäule zu erhal- 
ten. Da das Volumen, um welches die Säule jetzt vermehrt wurde, offenbar 
gleich sein muss dem Volumen, um welches das Quecksilber im Gefäss ver- 
mindert wurde, so erhält man, wenn man die Ausdrücke für diese beiden 
Grössen einander gleich setzt, x = — W • Natürlich ist hier noch noth- 
wendig, denjenigen Punct der Scale zu kennen, dessen Angabe mit der wirk- 
lichen Länge der Quecksilbersäule übereinstimmt, weil die Correction nach 
beiden Seiten im entgegengesetzten Sinne angebraeht werden muss. Heber- 
barometer haben diese Correction zwar nicht nöthig, allein sie haben wieder 
den nicht unbedeutenden Nachtheil, dass man mit zwei Nonien einstellen 
muss, dass also der Fehler im Einstellen und Ablesen sich verdoppeln kann; 
K. Kreil’s Entwurf eines meteorologischen Beobachtungssystenis für die öster- 
reichische Monarchie, Wien 1850, enthält Alles, was sich über das prakti- 
sche Verfahren bei Barometer-Beobachtungen sagen lässt, worauf dalicr hier 
verwiesen wird. 
3 * 
