20 
Carl Koiistka. 
auch ist man heim Einsteilen genöthigt, längere Zeit mit dem Barometer in 
Berührung zu bleiben, daher das Quecksilber dem erwärmenden Einflüsse des 
Körpers länger ausgesetzt ist. Auch ist es bei diesen Barometern schwierig, 
wenn das Quecksilber gerade im raschen Steigen oder Fallen begrift’en ist, mit 
beiden Nonien scharf cinzustellen, da man für jeden doch eine gewisse, wenn 
noch so kurze Zeit nötiiig hat. — Endlich kann ich nicht umhin, hier noch 
eines Instrumentes zu erwähnen, welches bei der Messung des Luftdruckes in 
neuester Zeit hie und da Eingang gefunden hat; ich meine nämlich das soge- 
nannte A n e r 01 d e-B a r o m e t e r. In D i n g 1 e r’s polyt. Journal und in anderen 
Blättern finden sich Beschreibungen desselben, so wie dasselbe zuerst von 
Vidi in Paris, neuestens von Hohn bäum in Hannover construirt wird. Das- 
selbe ist wohl zu unterscheiden von den Barometern und Manometern des 
Mechanikers Bourdoni) in Paris, obwohl das äussere Ansehen beider oft 
täuschend ähnlich ist; die letzteren sind nämlich vorzugsweise für sehr starke 
Pressungen, also für Luftpumpen, Gebläse, Dampfmaschinen zu empfehlen; 
das erstere aber scheint eine sehr bedeutende Empfindlichkeit zu besitzen, 
die es zu Messungen des Druckes der atmosphärischen Luft vorzüglich geeig- 
net macht. Da die Eigenthümliclikeiten dieses Instrumentes meines Wissens 
noch nicht sehr bekannt sind, .so habe ich ein vor kurzen erworbenes von 
Holm bäum einige Wochen hindurch zur Vergleichung mit einem dort befind- 
lichen guten Normalbarometer und einem älteren Pariser Aneroide an die 
hiesige (Prager) Sternwarte gegeben (welche Vergleichung Herr Prof. Dr. 
Jelinek zu übernehmen die Güte hatte). Die Resultate dieser Vergleichung 
sollen, sobald auch noch einige controlirte Ilöhcnmessungen damit gemacht 
sein werden, bekannt gemacht werden, übrigens zeigen bereits die bisher 
gemachten Beobachtungen, dass das Instrument wenigstens in Bezug auf seine 
Empfiiulliclikeit ein grösseres Vertrauen verdiene, als man beim Anblick des- 
selben und bei Kenntniss seines Principes ihm zu schenken geneigt ist. Nur 
ist dabei zu bemerken, dass kein solches Aneroul unmittelbar zur Messung 
des Luftdruckes gebraucht werden könne, sondern dass es jedesmal früher 
mit einem Normalbarometer längere Zeit hindurch sorgfältig verglichen wer- 
den müsse, um aus dieser Vergleichung erstens die Correction der Einthei- 
lung der Scale, zweitens den constanten Fehler der Verschiebung der gan- 
zen Scale, und endlich diüttens den Wärmccoefficienten zu berechnen, und 
sich darnach Pieductionstafeln anzufertigen. Der Luftdruck wird dann nach 
Anbringung dieser Correctionen schon immer auf 0" reducirt erscheinen. 
Uebrigens ist das Instrument Avegen seiner geringen Grösse und bequemen 
Form sehr leicht transportabel und dürfte sich zu Reisen ganz besonders 
eignen, wenn nicht zu befürchten wäre, was die Erfahrung est AAÜder- 
legen muss, dass dasselbe wegen seines feinen Mechanismus bei starker 
') PiiMications industrielles: M. E. Bourdon ^^Manometres et harometres metallujues 
Sans merciire.” Paris 1851. 
