lieber liypsoinetrisclie Messungen insbesondere zu gcologisch-orographischcn Zwecken. 21 
Bewegung’ oder gar bei Stössen inelir leiden würde als ein gut verwahrtes 
Barometer. 
Hier dürfte übrigens auch der Ort sein, auf eine Fehlerquelle aufmerksam 
zu machen, die sonst nur selten zur Sprache kömmt. Es ist diess nämlich die 
Zeit der Beobachtung; nnd zwar unterläuft hier ein zweifacher Fehler. 
Erstens ist nämlich in den meisten Fällen anzunehmen, dass der Ileisende 
bloss mit einer gewöbnlichengutea Sacknhr versehen ist. Jede Uhr aber hat einen 
gewissen Felder, und selbst eine Uhr, die sonst unter gewöhnlichen Umständen 
einen ganz guten Gang zeigt, fängt an bedeutend vorzueilen oder zurückzu- 
bleiben, wenn mit derselben, wie diess gerade bei reisenden Geologen der Fall ist, 
bedeutende Fassreisen unternommen werden, wo sie starkemTemperaturwechsei, 
oft auch Stössen aiisgesetzt ist. Wenn eine solche Reise mehrere Monate in 
wenig hevölkerten Gegenden dauert, so kann der Fehler auf 15 Minuten und 
noch mehr steigen, denn dass man in kleinen Orten und auch in Landstädtcheii 
seine Uhren nicht corrigiren kann, weiss wohl Jeder, da es nichts Seltenes ist, 
wenn daselbst die Uhren um eine halbe Stunde gegen die mittlere Zeit diflferiren. 
Einen so geringen Einüuss nun dieser Fehler wegen einer Viertel- oder halben 
Stunde an solchen Tagen hat, an denen die Quecksilbersäule sehr geringe Be- 
wegung zeigt, so gross kann er hingegen werden an Tagen, wo dieselbe an einem 
oder an beiden Orlen starken Schwankungen unterliegt. Es sollte daher entweder 
der Reisende vor Beginn seiner Reise am Orte der correspondirenden Beob- 
achtungen seine Uhr möglichst reguliren, während der Reise die Uhr aber gar 
nicht corrigiren, sondern erst nach vollendeter Reise dieselbe wieder an jenem 
ersten Orte vergleichen, um seinen Ubrfehler zu finden und denselben auf alle 
Beobachtungstage verlheilen zu können; — oder es sollte sich jeder Reisende 
mit einer kleinen Taschensonneuuhr versehen, und so oft als möglich mit Hilfe 
dieser und der Zeitgleichung seine Uhr auf mittlere Zeit stellen. 
Zweitens entsteht auch häufig durch die Interpolation ein bedeutender 
Fehler, indem nämlich Barometer- und Thermometerstand des correspondi- 
renden Fnnctes reducirt wird auf die Zeit der Beobachtuno: am anderen Puncte. 
Wie falsche Resultate dabei Vorkommen können , besonders wenn am ersten 
Puncte nur dreimal täglich beobachtet wird, davon kann sich jeder überzeugen, 
der sich die Mühe nimmt, nur einige Tage hindurch täglich jede Stunde von 6 Uhr 
Morgens bis 10 Uhr Abends den Barometer- und Thermometersland zu notiren, 
und dann versuchsweise durch Interpolation aus je zwei dieser Beobachtungen, 
z. B. aus der um 6 Uhr Vormittags und aus der um 2 Uhr Nachmittags, einen 
dritten zwischenliegenden, z. B. den um 9 Uhr, zu finden. Der Luftdruck nimmt 
nämlich durchaus nicht proportional der Zeit zu und ab, sondern befolgt einen 
eigenen Gang; überdiess liegen auch die an den correspondirenden Puncten 
gewöhnlich eingeführten Beobachtungszeiten (meistens G Uhr Vormittags, 
2 Uhr Nachmittags und 10 Uhr Nachts) niemals in den Wendepuncten der 
Barometerstände, sondern die Maxima und Minima derselben fallen auf ganz 
andere Zeiten, so z. B. fällt das Maximum des Barometerstandes in den Monaten 
