234 
Hercules Tornøe. 
og i den Maade, hvorpaa Karret fyldes. Karret bestaar, som 
Figuren udviser, i det væsentlige af 2 nedentil aabne cylin- 
driske Grlasrør af Form og Størrelse som store Reagentsrør, 
i hvis Bund der er loddet mindre Ansatsrør. Disse er for- 
bundne med hinanden ved en Kautschukslange, hvorved det 
hele faar Karakteren af to kommunicerende Rør. Det ene 
Rør er oventil forsynet med en lufttæt Prop, hvorigjennem 
gaar de med Grlasrør omgivne Ledningstraade til Elektroderne, 
Thermometrets Stilk og et Rør, hvorigjennem den af Våndet 
fortrængte Luft kan undvige. Dette Afløbsrørs Munding be- 
ånder sig omtrent 1 cm. under Proppen. 
Thermometret, der maa være delt i Tiendedelsgrader, er 
saaledes anbragt, at dets Reservoir beånder sig midt imellem 
de to Elektroder. For at saavel Thermometer som Elektroder 
skal være urørlige i Forhold til hinanden, bevarer Proppen, 
hvori de er befæstede, sin Plads uforandret, og al Fyldning 
og Tømning sker gjennem det andet Rør. Ved Hævning og 
Sænkning af dette bringes Sø vand et til at stige til et bestemt 
Niveau i Elektrodekarret. Fordelagtigst er det at bringe det 
til at stige saa høit, at det netop begynder at presses op 
igjennem Afløbsrøret oventil. I alle Fald bør Søvandet fylde 
Elektrodekarret til nogle Centimeter over den øverste Elek- 
trode, for at en liden Forskjel i Indstillingen ikke skal have 
mærkbar Indflydelse paa Modstanden. Erfaring viser, at Telefon- 
aflæsningen giver det skarpeste Resultat, naar Elektrodernes 
Afstand og Karrets Størrelse vælges saaledes, at normalt Sø- 
vand giver en Modstand paa omtrent 30 Ohm. 
Til Maaling af Modstanden i Søvandet anvendtes forøvrigt 
en Wheatstones Bro af Platinatraad, en Modstandskasse med 
bifilar vikle de Modstande fra Hartmann & Braun i Frankfurt 
og en for Øiemedet konstrueret Telefon fra samme Firma. 
Maaden, hvorpaa Maalingerne af Modstandene udføres, er 
saa kjendt fra Beskrivelse af F. Kohlrausch, at jeg ånder det 
ufornødent at opholde mig nærmere derved. Saavel Thermo- 
meter som de elektriske Apparater var paa det omhyggeligste 
undersøgt og Tabel for deres Korrektioner udarbeidet. 
Det siger sig selv, at man vilde faa den simpleste Reduk- 
tion og Beregning af Forsøgene, dersom man kunde maale 
alle Modstande ved samme Temperatur. Iland vilde ogsaa 
dette være let at iværksætte ved Hjælp af en Thermostat, men 
