Om Søvandets Saltgehalt. 
239 
Saltgehalt beregnet af Modstanden. 
3.433 
3.431 
3.431 
3.434 
3.429 
3.434 3.428 3.437 
Virkelig 
Saltgehalt. 
3.43 
2.602 
2.601 
2.600 
2.6 
1.696 
1.702 
1.702 
1.7 
0.797 
0.801 
0.802 
0.801 
0.801 
0.801 
0.8 
Det ovenfor gjengivne Resultat af Beregningerne er i 
nogen Grad egnet til at give en Ide om Nøiagtigheden af 
Metoden. Man maa dog ved Overveielser vedkommende 
dette Spørgsmaal tage Hensyn til følgende: 
1. Er den første Observationsrække benyttet til at beregne 
Temperaturkoefficienten for samtlige Søvandsprøver, og 
det er derfor kun Afvigelsen i de tre første Rækker fra 
Middeltallene for samme, som kan tjene som skarp Kon- 
trol. Yistnok er Tabellen for Temperaturkoefficienten 
kontinuerlig og kan derfor ikke bringes til at dække hele 
7 Observationer, uden at disse er nogenlunde gode, men 
ikke ubetydelig Formindskelse af Afvigelserne vil altid 
opstaa derved, at disse Observationer har tjent til Ta- 
bellens Beregning. 
2. At Middeltallene af de 4 Rækker stemmer overens med 
de virkelige Saltgehalter beviser intet, da disse er benyttet 
til Beregning af den Tabel, som angiver Sammenhængen 
mellem Saltgehalt og Ledningsevne. 
Paa Grund heraf kan det meget vel hænde, at Resul- 
sultaterne af de her gjengivne Maalinger er adskilligt da ar- 
tigere, end man ved første Øiekast skulde være tilbøielig til 
at tro; dette er det ogsaa af en anden Grund rimeligt at an- 
tage, da Observationerne er udførte under meget ugunstige 
Omstændigheder. 
Apparaternes Form og Størrelse forudsætter, at man har 
Anledning til at udføre Maalingerne ved den Temperatur, der 
tilfældigvis forefindes i Observationsrummet ; thi denne Tempe- 
ratur er selvfølgelig den eneste, som man kan gjøre sig Haab 
om at faa maalt med den fornødne Nøiagtighed. 
Et Blik paa Tabellen for Temperaturkoefficienten for Sø- 
vand viser, at en Feil i Temperaturbestemmelsen af 0°.l for 
Søvand af normal Styrke bevirker en Feil af ca. 0.008 pCt. i 
